SÉANCE DU 14 JUIN. 401 



l'intervention d'un aide très attentif, familiarisé déjà avec le maniement 

 compliqué de ces appareils. 



Le mesurage du chloroforme se faisant au moyen d'une éprouvette 

 graduée, on peut craindre des erreurs de lecture de la part de celui qui est 

 en même temps chargé de surveiller le jeu des robinets et celui des 

 cylindres. 



En outre, le volume, le poids, la fragilité et le prix des gazomètres ne 

 permettent guère leur emploi que dans les grands hôpitaux, où ils pour- 

 raient rendre de véritables services, à la condition de leur donner la 

 dimension, la forme et la disposition indiquées par M. le professeur Paul 

 Bert(i). 



Pour la pratique courante, il était au contraire important, nécessaire 

 même, de réduire de beaucoup le poids et le volume. 



Depuis la découverte des liquides anesthésiques on n'a cessé de maîtriser 

 l'activité merveilleuse, mais redoutable de ces puissants auxiliaires. 



Le nombre des appareils inventés dans ce but est considérable. Malheu- 

 reusement on reconnaît bien vite, en suivant avec attention l'historique de 

 cette question, que tous les inventeurs semblent avoir voulu appliquer une 

 règle qu'ils ne connaissaient pas. 



Les premiers essais ont. été, à tort, le plus souvent pratiqués d'emblée 

 sur l'homme, et, malgré la bonne volonté des chirurgiens mise plus d'une 

 fois à contribution, on a dû renoncer à l'emploi d'appareils dont la 

 construction ne reposait sur aucune donnée scientifique solide. 



Ces appareils ont, en général, pour but de déterminer le poids du chlo- 

 roforme ou de l'éther employé dans un temps donné. On s'est efforcé 

 surtout de modérer ou d'activer à volonté la volatilisation de l'agent anes- 

 thésique par des robinets, des tubes, des orifices de grandeurs variables, 

 sans tenir compte de la tension de la vapeur ainsi produite dans son 

 mélange avec l'air. 



C'est cependant là le point essentiel, ainsi que cela a été établi par les 

 nombreuses expériences de M. Paul Bert. 



11 fallait donc, pour se conformer aux indications de la méthode par les 

 mélanges titrés, dans la construction d'une machine pratique à anesthésier, 

 obtenir une mesure exacte des volumes d'air et de vapeur anesthésique, 

 constituant un mélange homogène et titré immédiatement au gré de l'opé- 

 rateur. 



Telles sont les raisons qui m'ont fait rechercher le moyen de remplacer 

 les gazomètres par un corps de pompe et l'aide chargé de mesurer et de 

 verser le chloroforme par une pièce mécanique. 



Mais cette conception serait probablement restée à l'état de vues théo- 



(1) M. Paul liert pense qu'il y aurait avantage à avoir dans chaque hôpital un 

 grand gazomètre simple à air chloroformé pouvant distribuer, au moyen de 

 tuyaux en plomb, le mélange anesthésique dans chaque service de chirurgie. 



