402 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE. 



riques si je n'avais pu obtenir le concours de M. Tatin, bien connu déjà du 

 monde savant par l'ingéniosité de ses travaux. 



Les recherches que nous avons faites en commun nous ont permis de 

 construire la machine à anesthésier que je place sous les yeux de la Société 

 et au moyen de laquelle six anesthésies'ont été pratiquées avec succès cette 

 semaine à l'hôpital Saint-Louis. 



La machine à anesthésier se compose d'une pompe à air, rappelant la 

 disposition connue en hydraulique sous le nom de « pompe des prêtres ». 

 Une plaque circulaire horizontale supportant une membrane imaginante 

 est mise en mouvement par l'intermédiaire d'une tige terminée à sa partie 

 supérieure par une chaîne Vaucauson se réfléchissant sur une roue dentée 

 et supportant à son extrémité libre un contrepoids. 



Cette roue dentée est mise en mouvement par un volant auquel on com- 

 munique un mouvement circulaire alternatif et limité dans chaque sens par 

 un butoir commandant, à chaque fin de course, un tiroir de distribution 

 analogue à celui des machines à vapeur; on évite ainsi l'emploi des sou- 

 papes, dont la fonction est si souvent imparfaite et par conséquent inquié- 

 tante. 



Le jeu de ce premier groupe d'organes est invariablement lié à celui qui 

 est chargé d'assurer le dosage du liquide anesthésique. 



A cet effet, un petit seau métallique, fonctionnant comme un godet 

 de noria, va, à chaque course du piston, puiser la quantité voulue de 

 Tanesthésique employé dans un récipient placé au-dessous de lui. 



Ce godet, arrivé au point culminant de sa course, déverse son contenu 

 dans un barboteur, traversé par l'air appelé de l'extérieur par le jeu du 

 piston. 



Le volume d'air mesuré par la capacité du corps de pompe est toujours 

 suffisant pour volatiliser complètement le liquide anesthésique, dont les 

 vapeurs se mélangent intimement à lui, au moment du passage dans le 

 barboteur. 



La pompe à air étant à double effet, on peut ainsi charger l'appareil d'un 

 côté du piston, tandis que le mélange préparé de l'autre côté est conduit 

 jusqu'aux voies respiratoires du malade par un tube flexible auquel on 

 adapte un masque d'un modèle spécial sans soupape, ou un tube destiné à 

 injecter le mélange anesthésique dans l'arrière-bouche, selon les cas. 



Grâce aux dispositions de cet appareil, on peut le confier aux mains les 

 plus inexpérimentées, sans avoir à craindre qu'il produise un autre 

 mélange que celui indiqué par le godet employé. 



Son volume restreint, qui ne dépasse guère celui d'un seau ordinaire, son 

 faible poids (15 kilogrammes), la simplicité de sa manipulation en font 

 un appareil susceptible d'appliquer dans la pratique courante la méthode 

 d'anesthésie de M. Paul Bert, qui jusqu'à présent a donné de si brillants 

 résultats. 



