654 



SOCIETE DE BIOLOGIE. 



prends comme source de chaleur soit un bec de gaz hydrogène dont la 

 chaleur de combustion est exactement connue, soit une spirale de platine 

 chauffé par un courant, soit un simple jet de vapeur cà 100 degrés. 



Je n'insiste pas sur les détails de cette opération, n'ayant besoin ici que 

 d'en faire connaître le principe. 



Celte graduation une fois terminée, la simple lecture du manomètre* fait 

 connaître à chaque instant la chaleur produite par l'être en expérience. 



Pour inscrire les indications de l'appareil ainsi modifié sous forme de 

 courbe continue, j'ai employé plusieurs dispositifs; je ne décrirai que le 

 suivant, dont j'ai emprunté l'idée au loch enregistreur de Marey (fig. 2). 



FIG. 



Les deux branches du manomètre (4 et 5) sont terminées chacune par 

 une capsule métallique que clôt une membrane élastique (1 et 2). Ces deux 

 membranes sont reliées entre elles par une traverse rigide (3), qui fait mou- 

 voir, un levier (6), dont la pointe vient tracer une courbe en 7 sur le cylin- 

 dre enregistreur. Comme les membranes 1 et 2 ont la même surface, 

 aucun mouvement ne se produit si on exerce des pressions égales en 4 et 5. 

 L'appareil n'est donc influencé que par les différences de pression à me- 

 surer. Pour augmenter la sensibilité, on peut ne pas mettre de liquide dans 

 le manomètre, mais il est préférable d'allonger le levier inscripteur. 



J'ai établi sur ce principe d'autres appareils pouvant rendre de grands 

 services dans la thermo-chimie organique, je les décrirai ultérieurement à 

 la Société. 



