12 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE. 



polyurie du cheval une action thérapeutique presque spécifique, n'a eu 

 aucune influence sur deux cas de polyurie essentielle que l'un de nous 

 a récemment observés et traités chez l'homme. 



HÉMATOSCOPE DESTINÉ A L'EXAMEN SPECTROSCOPIQUE DU SANG NON DILUÉ, 



par A. Henocque. 



Je présente à la Société un petit appareil de construction très simple 

 que j'emploie pour l'étude spectroscopique du sang, et qui a été construit 

 suivant mes indications. L'hématoscope est essentiellement constitué 

 par deux laines de glace superposées de façon à ce que, réunies en 

 contact à l'une de leur extrémité, elles s'écartent d'un demi-millimètre 

 à l'autre extrémité, circonscrivant ainsi un espace prismatique en 

 quelque sorte capillaire. 



Les deux lames de verre sont encadrées de cuivre. La plus large qui 

 mesure 25 millimètres en largeur sur .100 millimètres en longueur, est 

 munie d'une échelle graduée en millimètres, de à 100; à la partie 

 gauche du cadre est fixé par une charnière le cadre qui supporte la 

 seconde lame. Celle-ci offre une largeur de 7 millimètres, et une longueur 

 de 100 millimètres. 



La charnière permet de rapprocher les cadres, ou de les écarter comme 

 deux feuillets d'un livre* et une vis micrométrique appuyant sur un res- 

 sort de cuivre et traversant les deux cadres, sert à maintenir fixe 

 i'écartement des deux cadres, ou même à le faire varier. 



Un point de repère tracé d'avance sur la vis permet de disposer les 

 plaques à la distance fixe de un demi-millimètre ou 500 millièmes de 

 millimètres. L'espace circonscrit par les lames de verre constitue un 

 prisme ayant les dimensions suivantes, 100 millimètres de haut sur une 

 base de 7 millimètres et de 0,50 millimètres; et pour apprécier l'épais- 

 seur d'une tranche du liquide qu'on y observe, il suffit de noter le 

 nombre de millimètres de l'échelle et de le multiplier par 5 pour obtenir 

 en micra ou millièmes de millimètre la hauteur de la couche du liquide. 

 L'hématoscope destiné à l'examen parles spectroscopes à vision directe, 

 ou par le inicrospectroscope est applicable à tous les instruments de ce 

 genre et même aux spectroscopes horizontaux. 



Pour examiner du sang avec cet appareil, il suffit de déposer sur l'un 

 des bords du cadre supérieur taillé en biseau, quelques gouttes de sang, 

 et aussitôt ce liquide pénètre par capillarité et par son propre poids 

 entre les deux lames; on peut alors examiner a\-ec le spectroscope le 

 sang sous des épaisseurs progressivement variables, et étudier les divers 

 phénomènes d'absorption produits par le sang, le sang cléfibriné, le 



