50 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE. 



suivant des lois non encore déterminées. Le phosphate de chaux n'a pas 

 non plus la même densité que le phosphate de magnésie, et leur propor- 

 tion réciproque est également variahle. En résumé, on peut conclure, 

 qu'en raison de l'hétérogénéité des matières constitutives de la dent et 

 des variations existant dans leurs proportions réciproques, il n'est pas 

 possible d'établir uniquement par le calcul le rapport entre la densité et 

 la proportion des matières organiques et inorganiques. Ces variations 

 ne se font pas dans un rapport simple, et il faut recourir à l'analyse chi- 

 mique pour les établir d'une façon exacte. 



Quoi qu'il en soit, s'il n'est pas possible de déduire par le calcul la te- 

 neur d'une dent en matériaux organiques et inorganiques, il n'en est 

 pas moins vrai que la densité varie avec la proportion des matériaux 

 organiques et inorganiques et dans le sens de ces derniers. Les écarts 

 en général ne dépassent pas 1 0/0, et l'on peut établir que d'une façon 

 générale, les dents ayant une densité supérieure à 2 renferment plus de 

 70 0/0 de matières minérales (1). 



Calorimétrie par rayonnement. Critique expérimentale, 

 Note de M. A. d'Arsonval. 



I. Dans une note du 27 décembre dernier, j'ai fait connaître les causes 

 d'erreur inhérentes au calorimètre par rayonnement, et j'ai donné les 

 moyens d'éviter ces causes d'erreur. Pour conserver à l'instrument tou- 

 jours le même pouvoir émissif, j'avais conseillé de recouvrir sa surface 

 d'une couche de peinture. Depuis, j'ai reconnu qu'il suffit de frotter le 

 métal de temps à autre avec le mélange suivant : alcool et éther sulfu- 

 rique, parties égales, tenant en suspension de la craie ou du tripoli. — 

 On enlève ainsi les corps gras adhérents au métal, corps gras dont la 

 présence modifie considérablement le pouvoir émissif, ce qui est d'accord 

 avec ce que j'ai dit au sujet des animaux huilés. 



J'ai insisté d'autre part sur la nécessité d'éviter la cause d'erreur pro- 

 venant des variations de la température ambiante. J'ai indiqué pour cela 

 deux procédés différents : le premier consistant à munir le manomètre 

 d'un réservoir compensateur ; le second qu'on réalise en installant l'ap- 

 pareil, sans vase compensateur, dans une cave ou toute autre pièce non 

 chauffée. 



Afin d'éviter cet inconvénient, tout en réalisant un milieu ambiant à 

 température constante, j'utilise un procédé que j'ai signalé déjà dans 



H) Laboratoire de la Clinique d'accouchements. 



