56 SOCIKTB !>!: BlOï.OtTIE. 



Ces méthodes reposent, comme on l'a vu, sur l'invariabilité de la tem- 

 pérature du calorimètre. Il faut pour cela disposer d'une source de froid 

 compensatrice. 



Pour de petits appareils la chose est relativement facile, mais lorsqu'on 

 doit faire de la calorimétrie sur de grands animaux ou sur l'homme, il 

 faut autant que possible simplifier l'appareil instrumental. C'est pour 

 atteindre ce but que, vers la fin de l'année passée, j'ai essayé une autre 

 méthode, d'une installation simple et d'une exactitude très suffisante pour 

 ce genre de recherches. C'est une variante de la méthode calorimétrique 

 par rayonnement, à laquelle j'ai apporté plusieurs perfectionnements qui 

 en rendent l'usage très pratique. Voici en quoi consiste l'appareil destiné 

 à la calorimétrie humaine. 



Le calorimètre proprement dit est composé de deux vases cylindriques 

 métalliques concentriques, limitant deux cavités : la première (1) annu- 

 laire (fig. 1), hermétiquement close, et communiquant seulement par le 

 tube (3) avec un manomètre (4), dont on verra tout à l'heure l'usage. 

 Cette cavité est pleine d'air. La seconde cavité (2) constitue l'intérieur du 

 calorimètre, dans lequel est placé la source de chaleur (un homme dans 

 la figure 1). Le calorimètre est suspendu au plafond par une poulie (6) 

 et équilibré par un poids (7). Sa base repose sur un socle (8) muni d'une 

 rainure circulaire pleine d'eau faisant fermeture hydraulique. 



Pour pénétrer dans l'instrument, on le'soulève au-dessus du sol et on 

 le laisse retomber dans la rainure une fois en place. Cette manœuvre ne 

 présente aucune difficulté, grâce à la suspension de l'instrument. Au-des- 

 sous du socle débouche un tuyau (9) de 6 à 8 centimètres de diamètre, qui 

 passe à travers la cloison. 



La ventilation a lieu simplement par l'appel de la cheminée (9) dans 

 laquelle brûle un bec de gaz. L'air extérieur arrive en (10) par le haut du 

 calorimètre, et comme la ventilation se fait de haut en bas, la tempéra- 

 ture est bien uniforme dans l'intérieur de l'appareil. 



Supposons maintenant l'appareil relié à un manomètre simple par le 

 tube (3), si une source de chaleur est placée en (2) elle échauffe l'air 

 de (1) et la température monte jusqu'à ce que la perte par rayonnement 

 soit égale à la production. Cette augmentation de température se traduit 

 à l'extérieur par le mouvement de la colonne du manomètre qui en donne 

 la mesure. 



Ce calorimètre n'est autre chose, comme on le voit, qu'un grand ther- 

 momètre à air creux, dans la cavité duquel la source de chaleur se trouve 

 enfermée. On reconnaît aisément dans ce dispositif le principe de mes 

 régulateurs directs décrits précédemment, et on comprend, sans que 

 j'insiste, les avantages au point de vue de la mesure exacte de la tempé- 

 rature du calorimètre. 



D'après la loi de Newton, la quantité de chaleur rayonnée (c'est-à-dire 

 produite) en un temps donné est proportionnelle à l'excès de température 



