SÉAMCiti lil S4 ÎANVIKH. 



57 



du calorimètre sur le milieu ambiant pour des différences inférieures à 30°. 

 Si on employait un manomètre à air libre pour mesurer réchauffement de 

 la cavité (1), il faudrait tenir compte des variations barométriques et 

 thermométriques du milieu ambiant pendant la durée de l'expérience. 

 Pour éliminer à la fois ces deux corrections, je relie la seconde branche 

 du manomètre à un grand flacon (5) qui se trouve dans la même pièce 

 que le calorimètre. 

 Avec cette disposition le manomètre indique constamment la différence 



Fig. I 



de température du calorimètre et du milieu ambiant, c'est-à-dire précisé- 

 ment la quantité à mesurer. 



L'ensemble de l'appareil est donc un thermomètre différentiel à air 

 analogue, aux dimensions près, à l'appareil de Leslie et tout aussi sen- 

 sible que ce dernier. 



Il faut à présent graduer l'instrument expérimentalement pour en faire 

 un appareil de mesure. Cette graduation est des plus simples. Je place 

 dans l'appareil une source constante de chaleur dont l'intensité est connue 

 à l'avance et j'observe l'indication du manomètre correspondante. On 

 peut prendre comme source de chaleur soit un bec d'hydrogène pur dont 

 la chaleur de combustion est connue, soit une spirale de platine chauffée 

 par un courant, soit un simple jet de vapeur à 100°. Je n'insiste pas sur 

 les détails de cette opération, n'ayant besoin ici que d'en donner le prin- 

 cipe. 



Cette graduation une fois terminée, la simple lecture du manomètre 

 donne à chaque instant la chaleur produite par l'être en expérience. 



