58 



SOCIETE DE BIOLOGIE. 



Pour inscrire les indications de l'appareil sous forme de courbe conti- 

 nue, j'ai fait construire le manomètre différentiel inscripteur figuré eché- 

 matiquement ci-contre (fig'. 2). 



Les deux branches du manomètre i) et (5) sont terminées chacune pat- 

 une capsule métallique que clol une membrane mince de caoutchouc (1) 

 et (2). Ces deux membranes sont reliées entre elles par une traverse 

 rigide (3) qui fait mouvoir un levier (6) dont la pointe vient traverser une 

 courbe en (7) sur le cylindre enregistreur. Comme les membranes (1) et 



Fig. 3. Fig. 4. 



(i) ont exactement la même surface, aucun mouvement ne se produit si 

 on exerce des pressions égales en \ et o. L'appareil n'est donc influencé 

 que par les différences de pressions à mesurer. 



En réduisant les proportions de cet appareil., j'ai pu en faire un vrai 

 calorimètre bijou, construit tout en verre et présentant néanmoins une 

 grande sensibilité. Il est figuré ci-contre (fig. 3). 



Il se compose de deux calorimètres en verre soufflé (1) et (2) qui 

 forment les deux boules d'un thermomètre différentiel de Leslie. Un 

 robinet (3) sert à réunir les deux masses d'air à volonté. On peut opérer 

 dans l'un ou l'autre calorimètre et l'instrument se trouve ainsi plus 

 symétrique. 



Il peut d'ailleurs recevoir tout autre forme appropriée au but qu'on se 

 propose. 



En voyant la simplicité et la précision de ce petit appareil, il m'est 

 venu naturellement à l'idée de m'en servir pour mesurer la chaleur déga- 

 gée par un courant électrique. 



Je n'ai eu pour cela qu'à plonger une spirale de platine, traversant un 

 bouchon, dans l'intérieur du calorimètre pour faire de cet instrument un 

 ampère-mètre ou un volt- mètre à volonté suivant la grosseur, c'est-à- 

 dire la résistance de la spirale. 



