230 



SOCIETE DE BIOLOGIE. 



spéciaux de forme ronde ou carrée, ce qui oblige à reporter les prépa- 

 rations sur les lames de format courant en leur faisant courir les risques 

 d'une seconde manipulation. D'autres d'un mécanisme compliqué et de 

 volume assez encombrant exigent des couvre-objets d'une dimension 

 spéciale ainsi que des instruments complémentaires, ce qui en rend la 

 manœuvre très délicate. 



Dans les compresseurs se vissant sur la platine les inconvénients se 

 montrent tout à fait sérieux; deux surtout. Le premier résulte de ce que 

 chaque fabricant ayant établi son modèle pour fonctionner sur ses 

 propres microscopes, ce compresseur ne peut rendre aucun service avec 

 un microscope provenant d'une autre maison, d'où un réel embarras 

 dans un laboratoire où fréquemment les microscopes en usage sont de 

 plusieurs constructeurs. 



Le second inconvénient et le plus grave réside dans l'action même du 

 compresseur; en effet la lame portant la préparation à observer se 

 trouve, par la pression exercée sur elle, immobilisée sur la platine, sans 

 qu'il soit possible de la faire bouger pour examiner successivement les 

 différents points de la préparation. C'est surtout lorsqu'on observe un 

 animal vivant que cet inconvénient devient très manifeste; dès que l'on 

 veut faire mouvoir sous le champ du microscope on doit alors cesser la 

 compression, l'animal se trouvant libre, se déplace et abandonne une 

 position favorable pour l'observation et parfois impossible à retrouver. 



Ces mécomptes m'étant fréquemment survenus dans mes recherches 

 d'helminthologie, j'ai cherché à établir un compresseur permettant : 

 1° son fonctionnement sur tous les microscopes indistinctement; 2° le 

 déplacement de la préparation sanb cesser la compression; 3° l'emploi 

 des porte-objets et couvre-objets de format habituel et enfin d'un 

 mécanisme assez simple pour que son prix d'achat soit à la portée de 

 la plus modeste bourse d'étudiant. 



Le compresseur (en cuivre nickelé) qui fait l'objet de cette note (1) se 

 compose d'une plaque à pans coupés présentant en son milieu une ou- 

 verture circulaire de 20 millim. de diamètre ; près de l'une de ses extré- 

 mités existe un petit support formant pont lequel porte un ressort plat 

 en acier et deux petits tourillons soutenant une tige légèrement coudée. 

 Au-dessus de la fenêtre circulaire citée plus haut cette tige se termine 



(1) Il a été construit chez M. Vérick. 



