SÉANCE DU 25 AVRIL 255 



Chambre chaude a régulateur pour le microscope, par M. W. Vignal. 



Depuis la platine chauffante construite en 1865, par Max Schultze, pour 

 permettre l'étude des tissus à la température normale, plusieurs appareils 

 pour atteindre le même but furent construits par Stricker, Ranvier, Se- 

 marmont et tout dernièrement par Loewit. Mais aucun de ces appareils, si 

 nous enexceptons celui de M. Ranvier, depuis que M. d'Arsonval a remplacé 

 la marmite primitive par un petit modèle des étuves qu'il a imaginées etjqui 

 portent son nom, ne permet d'obtenir sans qu'on reste constamment à la 

 surveiller une température constante. Cette modification heureuse à bien 

 des points de vue, n'est pas d'un emploi très commode, car le réglage en 

 est assez long [et la moindre bulle d'air laissée dans l'appareil empêche 

 son fonctionnement, enfin il est assez encombrant. 



L'appareil que j'ai l'honneur de présenter à la Société, me parait 

 remplir les conditions que doit présenter une chambre chaude appli- 

 cable au microscope : petit volume, maniement facile et grande sûreté 

 dans la constance de la température. 



Cet appareil n'est, somme toute, qu'une étuve à température constante 

 de M. D'Arsonval modifiée pour pouvoir servir à l'étude des préparations 

 microscopiques. Il se compose d'une boîte rectangulaire en cuivre, à 

 doubles parois, la cavité limitée par la paroi interne est la chambre 

 chaude proprement dite, dont une des parois celle de droite est suppri- 

 mée pour permettre l'introduction et la manœuvre dans son intérieur de 

 la lame de verre portant la préparation. Sur l'un des côtés se trouve le 

 régulateur à membrane de caoutchouc de M. d'Arsonval, sur le haut deux 

 petites tubulures servant à l'introduction de l'eau et à la mise en place 

 du tube dans lequel l'eau monte et descend pour régler la température. 

 En avant se trouve une autre petite tubulure destinée à l'introduction 

 d'un thermomètre dans la chambre où se trouve logée la préparation, la 

 partie de la chambre où est logé le thermomètre a ses parois garnies 

 d'une feuille de carton de Bristol, afin que la cuve du thermomètre ne 

 touche pas les parois de cuivre et indique ainsi une température plus 

 haute que celle de la chambre chaude elle-même. L'appareil entier est 

 percé de haut en bas d'un trou pour permettre à l'objectif d'arriver au voi- 

 sinage de la prépation et laisser passer la lumière, ce trou pour éviter les 

 courants d'air est fermé dans le bas par un disque de verre qu'on peut 

 enlever pour le nettoyer. Une petite porte à glissière peut s'abaisser jus- 

 qu'à arriver presque en contact avec la lame qui porte la préparation, on 

 diminue ainsi de beaucoup la perte de chaleur dans la chambre chaude 

 même. 



L'étuve porte en avant un diverticulum cylindrique semblable à celui 



