278 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



d'emploi était tout différent : on renversait le microscope en arrière 

 de 45°, et l'on plaçait le papier à dessin en arrière du microscope, 

 sur la table ou sur tout autre plan horizontal. Cette position du 

 microscope étant une des moins fatigantes pour l'observation et la situa- 

 tion du papier une des plus commodes pour le dessin, cette chambre 

 claire était beaucoup plus avantageuse que les précédentes; j'avais pu 

 m'en assurer depuis les cinq ou six ans que je m'en servais. 



Elle avait cependant un inconvénient : c'est qu'elle n'était plus pra- 

 tique quand on était obligé de s'en servir le microscope étant vertical, 

 quand par exemple on avait a reproduire des objets en suspension dans un 

 liquide et qu'il fallait laisser la préparation aplat; en effet, pour avoir des 

 dess*ins exacts, il aurait fallu dessiner sur un plan incliné à 45°, ce qui eût 

 été très gênant. De là la nécessité d'avoir pour ces cas spéciaux une 

 seconde chambre claire, d'avoir en somme à sa disposition deux instru- 

 ments différents. 



La chambre claire que je présente aujourd'hui réunit à elle seule ces 

 deux instruments. Elle est, en effet, à angle variable; elle peut, par con- 

 séquent, donner un angle de 16 à 18°, lorsqu'il s'agit de dessiner en 

 laissant le microscope vertical; ou bien, donner un angle de 40 à 45°, 

 pour dessiner le microscope étant renversé en arrière. 



Elle se compose de deux surfaces réfléchissantes, de deux prismes à 

 réflexion totale comme celle de Doyêre et Milne-Edwards. Le petit 

 prisme, celui qui est le plus près de l'œil, est fixe ; mais le second est 

 mobile autour de son axe, en sorte qu'en le faisant mouvoir on peut 

 obtenir toute une série d'angles divers. Cependant, comme en pratique jl 

 suffit d'avoir un angle de 16 à 18° et un autre de 40 à 45°, le jeu de ce 

 second prisme a été limité : à l'une des extrémités de sa course, il donne un 

 angle de 16 à 18° pour dessiner le microscope étant vertical, ainsi que 

 cela se fait avec les chambres claires de Chevalier, Doyère et Milne- 

 Edwards, Nachet...; tandis qu'à l'autre extrémité, il donne un angle de 

 40 à 45°, comme celle que j'ai présentée l'année dernière à la Société. Un 

 bouton, situé sur le côté de la chambre claire et que l'on tourne dans un 

 sens ou dans l'autre, fait mouvoir ce second prisme ; une aiguille, atte- 

 nante à ce bouton, indique l'angle obtenu. 



Les indications d'angles données par le constructeur pouvant ne pas 

 être parfaitement exactes, il sera bon de les vérifier. J'ai donné autre- 

 fois (2) le moyen de mesurer les angles des chambres claires, je n'y revien- 

 drai pas. Cette vérification étant faite, si le plus petit angle est de 17°, 

 par exemple, on dessinera, le microscope restant vertical, sur un plan 

 incliné à 4 7° ; si le plus grand angle est de 40° seulement, on renversera 



(1) On pourrait, bien entendu, obtenir les mêmes effets avec des miroirs; 



(2) Archives de physiologie 1878, p. 406. 



