SÉANCE DU 20 JUIN. 405 



vont alors former sur la glace dépolie, une image très agrandie, sans 

 qu'il soit nécessaire pour cela de donner un long tirage à la chambre. 



Malgré tout il se présente encore des cas où il est impossible d'arriver 

 à mettre au point tous les plans de l'objet (2). 



Mais j'ai réussi à tourner cette difficulté, en recevant sur une même 

 glace successivement l'image des différents plans de l'objet. On obtient 

 ainsi un cliché dans lequel toutes les parties sont, nettes. L'emploi de 

 cette méthode exige que la vis micrométrique soit pourvue d'une aiguille 

 tournant sur un cercle gradué. J'opère de la manière suivante ; je mets 

 au point sur la partie la plus profonde de l'objet et je note le degré sur 

 lequel s'est arrêté l'aiguille, je mets ensuite au point sur la partie la plus 

 superficielle. La glace étant ensuite exposée à la chambre noire, je dé- 

 place en deux ou trois fois la vis micrométique de manière à la ramener 

 finalement à son point de départ. 



Dans l'appareil que j'ai fait construire, j'ai fait adapter au cercle di- 

 visé sur lequel se meut l'aiguille de la vis micrométrique deux butées 

 mobiles, qui servent de repère et permettent d'éviter toute lecture 

 d'angle. 



J'appellerai encore l'attention de la Société sur le procédé d'éclairage 

 auquel j'ai recours. Au-dessous de la platine du microscope je fixe un 

 condensateur Abbe et je remplace le miroir de celui-ci par une lampe 

 électrique à incandescence argentée sur une de ses faces. A l'aide d'un 

 petit appareil très simple, celle-ci s'adapte au porte-miroir et peut être 

 orientée dans toutes les directions, ce qui permet de la centrer exacte- 

 ment. 



(2) Quelques constructeurs ont pensé qu'on arriverait à recueillir l'image de 

 tous les plans d'une préparation, en inclinant soit dans un sens, soit dans 

 l'autre la glace sensible. Mais je ne crois pas qu'il y ait. rien à attendre de ce 

 procédé, la distance de la préparation à l'objectif étant très petite et la dis- 

 tance de l'objectif à la glace proportionnellement très grande, on peut modi- 

 fier l'orientation de Ja couche sensible de quantités très grandes sans appor- 

 ter à l'image d'autres changements que des déformations de lignes. Quiconque 

 s'est servi d'un appareil microphotographique a pu d'ailleurs s'assurer que, 

 seulement pour modifier légèrement la mise au point d'une image, il faut dé- 

 placer la glace dépolie d'une quantité très considérable. 



