492 SOCIÉTÉ DF BIOLOGIE 



Note sur un perfectionnement de la pompe a mercure 

 Par N. Gréhant. 



Lorsque l'on extrait, à l'aide de la pompe à mercure, des gaz dont le vo- 

 lume est assez grand, le mercure déplacé des tubes gradués par les gaz 

 remplit la petite cuve qui surmonte le robinet à trois voies et on est obligé 

 de se débarrasser souvent de cet excédent de mercure, soit en le puisant 

 directement avec une capsule, so.it en vidant le réservoir mobile de la 

 pompe ; j'ai trouvé qu'il est beaucoup plus commode d'adapter au-dessus 

 du robinet de la pompe une petite cloche renversée munie d'une tubulure 

 transversale dont le centre se trouve à 2 centimètres du bord supérieur. 

 On fixe par un bouchon dans cette ouverture un tube de verre recourbé 

 et un tube de caoutchouc qui plonge dans un bocal tenu par une plan- 

 che horizontale qui est fixée au support vertical de la pompe ; l'excédent 

 de mercure ou d'eau provenant des manœuvres de la pompe s'écoule par- 

 ce trop-plein et jamais le volume du mercure déplacé n'embarrasse l'ex- 

 périmanteteur. 



Le Gérant : G. Masson. 



Pari*. — Imprimerie (i. ROUGIER et Cie. rue Cassetta. 1 



