. SÉANCE DU 21 NOVEMBRE (>8I 



ration de la région n'est pas douloureuse, elle permet de constater 

 l'existence de nodosités au niveau des premières vertèbres lombaires. 



Réflexes rotuliens abolis. Troubles de la mixtion. Erections nulles 

 depuis plusieurs années, etc. 



Le malade mourut de septicémie le 9 juin 1885, à la suite de l'extension 

 assez rapide de la gangrène du pied. 



L'autopsie permit de reconnaître une sclérose manifeste de toute 

 l'épaisseur des cordons postérieurs dans la région dorsale et des 

 cordons de Goll seulement dans la région cervicale. Atrophie consi- 

 dérable des racines postérieures de la queue de cheval. 



En résumé : la colonne vertébrale n'échappe pas plus que les autres 

 parties du squelette aux troubles trophiques décrits par M. Charcot sous 

 le nom d'arthropathies tabétiques. Ces arthropathies vertébrales se 

 développent en général sans douleur. Elles produisent des déformations 

 notables de Ja colonne vertébrale (incurvations anormales, saillies irré- 

 gulières) et peuvent simuler, dans certains cas, des lésions tuber- 

 culeuses ou néoplasiques des os. On évitera l'erreur en tenant compte de 

 la coexistence des signes du tabès, de l'évolution de la lésion vertébrale, 

 de son indolence, de l'absence de suppuration et de réaction inflam- 

 matoire. 



Présentation de deux modèles d'hémato-spegtroscopes 

 par le D r A. Henocque. 



Je présente à la Société deux modèles de spectroscopes disposés spé- 

 cialement pour l'étude du sang, d'où leur dénomination d'bémato-spec- 

 troscopes. Ils ont été construits sur mes indications par M. Lutz, opticien 

 fabricant à Paris. 



Le modèle n° 1 est destiné à favoriser la vulgarisation des études de 

 spectroscopie biologique, par sa simplicité et son prix peu élevé. Il est 

 essentiellement composé d'unspectroscope à vision directe et d'un support 

 sur lequel celui-ci peut être fixé, de façon à recevoir la lumière transmise 

 par un miroir, à travers la préparation à examiner 



Le spectroscope à vision directe peut, en outre, être tenu à la main; le 

 réglage de la fente s'effectue par une vis micrométrique et la mise au 

 point par le déplacement du tube supérieur; celui-ci renfermant le prisme 

 composé est muni de lentilles à ses deux extrémités de façon à ce que 

 la poussière ne puisse pénétrer dans la partie optique. 



Le support, est analogue à celui du microscope simple ; il se compose 

 d'une colonne verticale fixée sur un solide pied de laiton ; à cette tige 

 verticale sont rattachés à angle droit le collier horizontal sur lequel se 

 visse le spectroscope, et une platine ouverte à son centre destinée à rece- 



