682 



SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



voir les cuvettes renfermant le liquide à examiner, ou les préparations 

 spéciales, ou enfin les plaques hématoscopiques, que deux chevalets per- 

 mettent de fixer. Sous la platine est adapté un miroir concave auquel 

 deux articulations en genou permettent toutes les positions. 



La colonne de support est creusée pour recevoir le cylindre auquel est 

 fixé le collier du spectroscope ; celui-ci peut être éloigné ou rapproché 

 de la platine par une vis à crémaillère. 



Cet hémato-spectroscope permet l'étude du spectre-solaire, celle des 

 spectres d'absorption du sang, de l'urine, du lait, de la bile, de la chlo- 

 rophylle et des autres substances colorées présentant des réactions 

 spectroscopiques. 



Employé directement pour l'examen de la réduction de l'oxyhémoglo- 

 bine à la surface de l'ongle et associé à l'hématoscope, suivant la 

 méthode que j'ai communiquée à la Société (8 e série, t. I, n os 41, 42, 44. 

 1884; t. II, n os 1 et 4, 1885), il permet l'évaluation qualitative et quan- 

 titative de l'oxyhémoglobine et de ses dérivés. 



Les figures suivantes représentent les deux modèles : 



Modèle ri" 1. 



HKMATO-SVRCTROSCOr>F:> 



Le modèle n n 2 est un appareil disposé pour les recherches les plus 

 précises et pour les démonstrations : c'est l'hématospectroscope de labo- 

 ratoire et d'enseignement. 



Il est constitué par une partie optique (spectroscope à vision directe et 

 à échelle spectrométrique) et par une monture formée de deux colonnes 

 articulées, l'une supportant le spectroscope, les platines et le miroir 

 éclairant, l'autre servant de manche pour saisir l'instrument ou de pied 

 pour le maintenir en position fixe. 



