SÉANCE DU M NOVEMBRE <>8 ] 



La partie optique consiste en un spectroscope à vision directe et à 

 échelle spectro-métrique disposée dans un tube latéral. Un petit miroir 

 placé au-dessous de l'échelle permet de l'éclairer dans toutes les posi- 

 tions ; elle constitue un perfectionnement technique important. Le réglage 

 de la fente se fait par un simple mouvement tournant du segment annu- 

 laire inférieur auquel sont fixées les deux lames du diaphragme. La mise 

 au point est obtenue à l'aide d'une vis à crémaillère micrométrique. Ce 

 spectroscope à vision directe se visse sur la platine supérieure et est 

 ainsi rattaché à. la monture. 



La tige de soutien est quadrangulaire et articulée avec le manche et 

 le pied, de façon à pouvoir être verticale, ou horizontale ou oblique; elle 

 supporte un plateau supérieur, une platine et un miroir. 



La platine ressemble à celle des microscopes, elle est destinée à sup- 

 porter les cuvettes, les prismes renfermant les liquides à examiner, et 

 que deux chevalets permettent de fixer. Elle est, de plus, munie d'une 

 plaquette antérieure fixée par des ressorts qui peuvent recevoir une 

 échelle spectroscopique, ou des dessins typiques destinés à faciliter la 

 comparaison et la mesure des bandes d'absorption ; enfin elle supporte un 

 réflecteur annulaire et un petit miroir à double articulation en genou 

 pouvant être remplacé par un réflecteur de porcelaine ou de papier 

 colorié, de façon qu'on peut éclairer la fente du spectroscope en toutes 

 positions et par toute lumière. 



Le plateau supérieur est formé de deux plaques de laiton super- 

 posées glissant l'une sur l'autre; la supérieure porte le spectros- 

 cope, et elle est mobile sur l'inférieure au moyen d'une vis sans fin, à 

 tige horizontale, maniée par un bouton qui permet les mouvements 

 alternatifs de latéralité du spectroscope; un vernier donne la mesure de 

 ces mouvements en vintième de millimètre et une loupe facilite la 

 lecture des divisions du vernier. 



Enfin le plateau entraînant le spectroscope peut être rapproché ou 

 éloigné du centre de la platine par une vis à crémaillère micrométrique 

 suivant l'axe de la tige quadrangulaire. La colonne de soutien rattachée 

 au pied est garnie de cuir, son articulation avec la tige permet de placer 

 le spectroscope dans toute position et de le transporter à la main, sans 

 ebanger les dispositions essentielles -de la mise au point, de l'ouverture 

 du diaphragme, ou de l'éloignement de la préparation. 



Ce modèle offre les conditions nécessaires à l'examen spectroscopique 

 des corps liquides ou solides qui offrent des bandes d'absorption, et à la 

 détermination de la position et de l'étendue de ces bandes ; le mouvement 

 de latéralité favorise la détermination exacte des phénomènes optiques, et 

 en particulier la comparaison des deux bandes de Foxyhémoglobine, et 

 c'est dans ce but spécial qu'il a été disposé; mais il peut être utilisé dans 

 d'autres recherches biologiques, et je signale à ceux qui s'occupent de 

 recherches pétrographiques la disposition du plateau à mouvement laté- 



