700 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



sur notre chienne en l'état physiologique, observation conforme à l'opi- 

 nion de Pétrequin et Burin du Buisson. Ce résultat, le manganèse l'au- 

 rait-il, etl'aurait-il davantage surtout en l'état chlorotique, ainsi que cela 

 a lieu avec le fer? Dans tous les cas, il contredit les conclusions de 

 Laschkewitsch, qui admet que les sels de manganèse augmentent les 

 urines et l'urée sans influencer la température et ne semble pas davan- 

 tage favorable à l'opinion de Cahn (1) qui écrit que le manganèse n'est 

 pas absorbé par les globules du sang. 



Note sur un revolver porte-objectif, par M. Henneguy 



J'ai l'honneur de présenter à la Société au nom de M. Dumaige, cons- 

 tructeur d'instruments de précision (2), une petite pièce destinée à rem- 

 placer les revolvers porte-objectifs dont on se sert ordinairement. 



Cette pièce se compose d'un porte-nez qui se visse à la partie inférieure 

 du tube du microscope, à la place de l'intermédiaire sur lequel se vissent 

 les objectifs. Elle porte à sa partie inférieure une semelle à becs, qui 

 lui est reliée par deux ressorts à boudin, et qui permet d'agrafer les ob- 

 jectifs. Pour cela chaque objectif porte une petite pièce additionnelle, 

 munie d'un rebord saillant qui pénètre à frottement doux par l'ouver- 

 ture des becs, et vient se loger dans une rainure circulaire, ménagée à 

 la partie inférieure du porte-nez. 



Pour mettre l'objectif en place, on le présente à l'ouverture des becs, 

 un peu obliquement, en appuyant le rebord de la pièce additionnelle sur 

 les becs mômes, et en lui communiquant une légère poussée : il entre 

 aussitôt dans la partie ménagée pour le recevoir. Pour retirer l'objectif, 

 il suffit de lui faire exécuter un petit mouvement de bascule, qui le dé- 

 gage de la rainure dans laquelle il était retenu, et de le faire sortir par 

 l'échancrure de la semelle. 



L'avantage de ce petit appareil, dont le principe n'est pas nouveau, 

 mais dont la construction a été modifiée d'une manière très ingénieuse 

 par M. Dumaige, est de supprimer complètement le vissage des objectifs, 

 tout en conservant leur centrage. Le changement des objectifs se fait 

 très rapidement et n'est pas limité comme avec les revolvers à rotation 

 qui ne portent que deux ou trois objectifs. De plus, on peut enlever le 

 tube du microscope sans être oblige de dévisser le revolver, qui a le 

 même diamètre que le tube, ce qui ne peut avoir lieu avec les revolvers 

 à rotation. 



(1) Cahn, Gaz. hebd. 1884, p. 488. 



(2) Rue de la Uûcherie, 9. 



