MEMOIRES DE LA SOCIETE DE BIOLOGIE. 



rendre compte des perfectionnements susceptibles d'être apportés à la 

 partie mécanique en mettant à profit les conseils et les objections des 

 nombreux membres compétents du corps médical qui ont assisté aux pre- 

 miers essais cliniques. 



L'excellence de la méthode des mélanges titrés, considérée en elle- 

 même, n'a jamais été contestée par ceux qui ont pu suivre pendant un 

 certain temps son application; mais on exprimait généralement le regret 

 de voir employer des appareils de laboratoire volumineux, lourds, encom- 

 brants, difficiles à manier et à transporter, coûteux, etc., etc. 



Il fallait nécessairement renoncer à l'emploi des gazomètres et cepen- 

 dant il n'existait aucun appareil pouvant mesurer en même temps et 

 mélanger exactement un poids donné de vapeurs anesthésiques et un 

 volume d'air déterminé. 



Il était en outre indispensable que le titrage et le réglage fussent rendus 

 automatiques afin de pouvoir supprimer les aides et du même coup les 

 chances d'erreur. 



En dehors d'un dosage mathématiquement exact et d'un réglage auto- 

 matique, la machine à anesthésier du docteur R. Dubois répond à tous 

 les desiderata exprimés (1). 



La mise en mouvement se fait sans effort, au moyen d'une manivelle 

 qui peut être confiée à la personne la moins exercée, si l'aide chargé de 

 surveiller l'anesthésie ne veut pas prendre ce soin lui-même. 



La machine à anesthésier est peu volumineuse ; sa forme et ses dimen- 

 sions qui rappellent celles d'un tambour d'infanterie, en font un appareil 

 trânsportable, peu encombrant et susceptible de faire profiter des avan- 

 tages de la méthode Paul Bert les malades des hôpitaux, des ambulances, 

 de la ville et de la campagne. 



La figure placée en tète de cette notice donne une idée suffisante des 

 dispositions générales de la machine dont on pourra se servir immédiate- 

 ment après avoir pris connaissance de l'instruction suivante. 



INSTRUCTION 



La machine doit être, autant que possible, placée près de la table, afin 

 de ne jamais gêner l'opérateur, elle peut cependant être déplacée pendant 

 une opération ; on devra, dans ce cas, ne la prendre que par les poignées 

 disposées à cet effet. 



(1) La. construction et le re'glage de la machine à anesthésier ont été confiés à 

 M. latin, ingénieur distingué de Paris, dont le concours a été très précieux pour 

 l'exécution du premier modèle. 



