DE l'aNESTHÉSIE PAR LES MÉLANGES TITRÉS. 9 



S 



Le flacon principal est destiné à recevoir le chloroforme ; on peut l'em- 

 plir presque complètement, mais si la séance se prolonge, il sera bon de 

 verser dans le flacon une nouvelle quantité de chloroforme, afin d'être 

 toujours certain que le godet puiseur remontera plein. 



Le titrage du mélange devant varier suivant les cas, la machine a été 

 munie d'un certain nombre de ces godets; chacun d'eux porte un gros 

 chiffre en relief qui indique le nombre de grammes qui sera mélangé à 

 100 litres d'air en employant ce godet. 



Un tube transversal, destiné à recevoir une petite cheville, traverse 

 chaque godet, de sorte que pour les placer, il suffit de les embrocher sur 

 cette cheville, dont l'extrémité libre conique est reçue dans un trou de 

 même forme disposé à cet effet à la partie inférieure de la tringle rectan- 

 ulaire du puiseur. On peut, pendant le cours d'une opération, changer 

 ainsi le titrage avec la plus grande facilité ; cette petite manœuvre ne 

 demande que quelques secondes d'arrêt, et avec un peu d'habitude, on 

 arrive même à la faire sans interruption. 



Les godets et la cheville sont livrés en double exemplaire avec chaque 

 machine. 



L'écoulement du mélange a lieu d'une façon continue par le tube qui se 

 trouve en haut à droite; ce tube est muni d'un coude mobile à la façon 

 d'une girouette, ce qui permet de l'orienter à la demande des circons- 

 tances ; c'est sur ce coude que se monte le tube de caoutchouc à l'extré- 

 mité duquel se trouve l'embouchure d'inhalation. Tout étant ainsi disposé, 

 il suffit de tourner la petite manivelle pour obtenir à l'embouchure l'ar- 

 rivée d'un mélange anesthésique titré. 



La machine étant d'abord vide, celui-ci n'arrive qu'après la première 

 course du piston, ensuite l'écoulement est continu aussi longtemps qu'on 

 le désire. 



Un tour de la manivelle correspond à un débit d'environ vingt litres; 

 on voit que, dans la plupart des cas, on pourra tourner assez lentement; 

 après que l'on aura fait quelques tours, on sentira une résistance : c'est 

 qu'alors le piston aura terminé sa course ; on tournera aussitôt dans le 

 sens opposé afin de faire évacuer alternativement les deux faces du piston 

 et la course dans chaque sens sera ainsi limitée et indiquée par une résis- 

 tance très sensible. 



Toutes les autres fonctions de la machine, arrivage du chloroforme, 

 dosage, distribution du mélange sur les deux faces du piston, etc., sont 

 entièrement automatiques et reliées invariablement au mouvement de la 

 manivelle. 



il est livré avec chaque machine un double du flacon principal et un 

 double du flacon dans lequel s'opère le mélange. Si un débit rapide joint 

 à une température peu élevée faisait craindre qu'il se forme quelques 

 petits glaçons dans ce dernier vase, on pourrait remplir d'eau chaude la 

 petite bâche qui l'entoure ; mais jusqu'à présent aucun inconvénient ne 



