10 MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE. 



s'est produit en l'emplissant simplement d'eau à la température ambiante. 



L'embouchure d'inhalation possède deux formes différentes selon que 

 le mélange anesthésique doit être conduit aux orifices externes des voies 

 respiratoires, comme cela a lieu dans les circonstances ordinaires, soit, 

 au contraire, dans les profondeurs de la cavité buccale ou naso-pharyn- 

 gienne, comme cela se pratique dans les opérations portant sur les parties 

 externes ou profondes de la face. 



Dans ce cas-là, en particulier, la machine à anesthésier rend de très 

 grands services, parce qu'elle permet d'injecter le mélange titré dans les 

 profondeurs des premières voies respiratoires et de maintenir une anes- 

 thésie profonde et continue qu'on ne saurait obtenir autrement. L'air 

 chloroformé titré est porté aussi loin que l'on veut au moyen d'un tube 

 de métal spécial qui accompagne chaque appareil, et peut, en même 

 temps jouer le rôle d'abaisse-langue et d'écarteur des mâchoires. 



Le débit de la machine est assez rapide même avec une vitesse 

 moyenne, pour que, au moment de chaque inspiration et pendant toute 

 sa durée, le malade se trouve en présence d'une quantité de mélange 

 anesthésique respirable plus que suffisante. 



C'est sur le même principe que repose le masque inhalateur qui fait 

 partie de la machine à anesthésier et ne saurait être remplacé par aucun 

 appareil plus ou moins analogue. Le masque inhalateur n'a aucune sou- 

 pape, et il est disposé de telle sorte que le malade se trouve toujours en 

 présence d'une atmosphère anesthésique titrée dans laquelle il respire 

 aussi librement que dans les conditions ordinaires; un accident surve- 

 nant dans la machine ou le conduit n'aurait d'autre inconvénient pos- 

 sible que de priver le malade du mélange anesthésique; il respirerait 

 alors librement au travers de l'orifice par lequel se fait l'expiration 

 quand la machine est en mouvement et qui reste d'ailleurs toujours 

 ouverte. Le masque inhalateur est solide, léger et peut se nettoyer avec 

 la plus grande facilité. 



MANUEL OPÉRATOIRE 



1° On fixe sur la tringle rectangulaire du puiseur le godet n° 10 (le vase 

 principal étant rempli de chloroforme et plongeant dans l'eau de la bâche 

 de métal), et l'on fait exécuter une course complète au piston pour rem- 

 plir les corps de pompe de mélange titré ; 



2° Le malade étant placé dans la position la plus favorable pour que les 

 mouvements respiratoires abdominaux et thoraciques s'effectuent avec la 

 plus grande facilité (1), on applique le masque inhalateur d'une main, 



(i) Remarques. — La mort physiologique par le chloroforme se faisant par arrit 

 de la respiration, on ne saurait trop recommander de veille '/attentivement à ce qu'au- 



