222 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



des hématozoaires en aussi grand nombre que dans ceux des centres 

 nerveux. 



Il est probable que les foyers d'hémorragie cérébrale doivent être rat- 

 tachés aux altérations des artères et que les autres lésions du tissu ner- 

 veux, signalées par M. Marinesco, sont aussi d'origine sénile et sans 

 rapport direct avec le paludisme. 



Un procédé simple d'acoumétriE, 

 par M. Piebre Bonnier. 



La plupart des médecins auristes, surtout en Allemagne, mesurent 

 la capacité auditive par le temps pendant lequel l'oreille examinée 

 peut suivre l'extinction d'un diapason vibrant librement. Cette méthode 

 présente de grands avantages et certains inconvénients qu'il importe de 

 préciser. 



Je représenterai par la droite AB la durée de la vibration du dia- 

 pason; A étant le moment de la mise en branle, B celui de l'extinction 

 totale, C le moment où l'oreille normale cesse d'entendre, D celui où 

 s'arrête l'oreille considérée. 



Les durées AB, AG, AD varieront : 1° avec la forme, la matière, les 

 dimensions, la tonalité du diapason; 2° avec la force avec laquelle il 

 est mis en branle. 



Pour l'unification des procédés de mesure d'un observateur à l'autre, 

 et dans les divers pays, il est nécessaire que tous les auteurs se servent 

 du même diapason. Or, le diapason normal des Allemands n'est pas le 

 nôtre, et, sans qu'il soit nullement question de troubler les habitudes 

 musicales de l'un ou de l'autre pays, sans même chercher à adopter telle 

 ou telle note de la gamme, il serait simple, à mon avis, de s'en tenir au 

 diapason de 100 vibrations allemandes à la seconde, lequel est utilisé pour 

 l'enregistrement clu temps, et convient, par sa gravité, aussi bien à l'éva- 

 luation de l'audition au contact et de laperacousie de Weberqu'à l'audi- 

 tion aérienne chez l'immense majorité des individus. La tonalité ainsi 

 fixée, il serait facile de s'entendre sur la matière, la forme et les pro- 

 portions du diapason, puisque chacun admettra qu'il est bon que le 

 diapason vibre très fortement au début, de façon à permettre d'exa- 

 miner des oreilles très affaiblies, et aussi qu'il soit très lent à s'éteindre 

 pour que, la mensuration s'effectuant sur un grand nombre de secondes, 

 les écarts ou les erreurs d'observation de quelques secondes soient 

 négligeables. 



