592 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



Nouvel appareil pour le dosage de l'urée, 



par M. J. xMoitessier. 



Agrégé à la Faculté de médecine de Montpellier. 

 (Communication faite dans la précédente séance.) 



Description de l'appareil. — L'appareil se compose d'un flacon à 

 large ouverture de 100 centimètres cubes environ, dans lequel on met 

 55 à 60 centimètres cubes d'une solution alcaline concentrée d'hypo- 

 bromite de sodium (1), c'est-à-dire de quoi faire 20 à 25 dosages 

 sans recharger l'appareil. Le flacon est fermé par un bouchon de 

 caoutchouc à deux trous; l'un des trous donne passage à un tube qui 

 met le flacon en communication avec une cloche graduée, l'autre reçoit 

 la pointe d'une pipette cylindrique de 2 centimètres cubes, munie 

 d'une petite poire aspiratrice en caoutchouc de 3 à -4 centimètres cubes 

 de capacité. 



La cloche graduée est analogue à une burette de Mohr à robinet, 

 à graduation renversée, qui porterait un tube d'affluence. Sa capacité 

 est de 18 centimètres cubes, et chaque centimètre cube, qui occupe une 

 longueur de 1-4 millimètres, est divisé en dixièmes; son extrémité 

 ouverte est taillée en biseau. Cette cloche est placée, le robinet en 

 haut, dans une éprouvette à pied pleine d'eau, portant une tubulure 

 inférieure munie d'un robinet d'étain; elle est maintenue dans l'axe 

 de l'éprouvette par un support en fil de fer galvanisé contenu dans 

 l'éprouvette. Le tube d'affluence de la burette-cloche permet de la 

 mettre en communication par un tube de caoutchouc avec le flacon 

 à hypobromite, tandis que le robinet permet de la mettre en commu- 

 nication avec l'air extérieur à certains moments, notamment pour 

 régler une fois pour toutes le niveau de l'eau dans l'éprouvette. A cet 

 effet, on fera écouler de l'eau par le robinet d'étain, jusqu'à ce que 

 le niveau de l'eau atteigne le zéro de la graduation. 



Mode opératoire. — Le robinet de la cloche étant ouvert, on détache 

 du bouchon la pipette de 2 centimètres cubes, et on aspire, à l'aide de 

 la poire, 2 centimètres cubes environ d'urine; puis, relevant la pointe 

 de la pipette au-dessus de la surface de l'urine et l'appuyant contre 

 la paroi du récipient, on presse la poire avec précaution de façon à 

 ne laisser dans la pipette qu'un centimètre cube exactement d'urine. 

 On cesse alors de presser; le centimètre cube d'urine remonte et reste 

 maintenu dans le haut de la pipette. 



On introduit la pointe de la pipette ainsi chargée dans le trou du 



(1) Cette solution se prépare, au moment du besoin, en ajoutant à 30 centi- 

 mètres cubes de lessive de soude à 36 degrés Baume 25 centimètres cubes 

 d'eau et 2,5 centimètres cubes de brome. 



