350 M. GRÉHA^'T. 



Un tube barométrique long de 1 mètre, fixé contre une plan- 

 che verticale, présente un renflement en forme de cylindre ou de 

 sphère d'une capacité de 1/2 litre environ. A la partie supérieure 

 le constructeur a soudé un robinet de verre à trois voies dont 

 l'enveloppe porte un tube vertical et un tube horizontal ; ce ro- 

 binet de verre est la pièce principale qui permet d'établir ou 

 d'interrompre la communication entre la chambre barométrique 

 et l'un ou l'autre de ces tubes; le tube vertical s'élève jusqu'au 

 centre d'un entonnoir de verre soutenu par un bouchon de caout- 

 chouc que traverse ce tube; le tube horizontal est uni par un 

 caoutchouc épais à l'appareil dans lequel on veut faire le vide et 

 que représente la figure. 



A la partie inférieure du tube barométrique, on a fixé un tube 

 de caoutchouc long de i mètre environ, dont l'autre extrémité 

 vient s'attacher au fond d'un réservoir qui peut être élevé ou 

 abaissé. 



Emploi de la pompe. — Ce réservoir mobile est porté jusqu'à 

 la partie supérieure de la planche support; on le remplit de 

 mercure après avoir établi à l'aide du robinet placé dans la po- 

 sition 1 une communication entre la chambre barométrique et 

 le tube vertical qui est son prolongement; le métal s'élève au 

 même niveau dans les deux tubes communicants et se déverse 

 dans la petite cuve à mercure. Cela fait, le robinet de verre est 

 tourné de 1/8 de tour, dans la position 2 et les trois tubes que 

 porte l'enveloppe du robinet sont fermés; le réservoir mobile est 

 abaissé à la partie inférieure de la pompe; ainsi se répète l'ex- 

 périence de Torricelli, le mercure descend et laisse la chambre 

 barométrique vide d'air. Un récipient comme celui que repré- 

 sente la figure, étant fixé au tube horizontal, tournons le robinet 

 dans la position o ; l'air du récipient se répand dans la cham- 

 bre barométrique, le mercure descend ; ramenons le robinet 

 dans la position 2, élevons le réservoir jusqu'en haut, l'air extrait 

 diminue de volume, se comprime et le robinet placé dans la 

 position 1, laisse passer les gaz à travers le mercure de la 

 petite cuve. 



