246 



gebildet, während König in Paris die Apparate dazu so zweck- 

 mässig als möglich eonstruirt hat. König hat nun in seinem 

 Atelier Einrichtungen getroffen, um Stimmgabeln möglichst genau 

 auf jeden Ton, resp, mit jeder vorgeschriebenen Schwingungszahl 

 abzustimmen, — mit andern- Worten: er hat sich ein Tonometer 

 eonstruirt. Wie dies Tonometer beschaffen ist, kann der Referent 

 nicht angeben, jedenfalls ist es sehr genau und zuverlässig gear- 

 beitet, so dass die König 'sehen Stimmgabeln Eingang in alle 

 physikalischen Kabinette gefunden haben. 



Trotz der Genauigkeit welche die König 'sehen Gabeln an sich 

 schon haben, hat Ter quem doch eine noch grössere Genauig- 

 keit zu erzielen gewusst, indem er die optische Methode und 

 Seheibler's Prinzip, die Schwebungen zu zählen verband. Die 

 Beschreibung seines Verfahrens ist publicirt in den Compt. rend, 

 LXXVIII, 125 und lautet wie folgt: 



Ueber die Umgestaltung des Vibroskops in ein 



Tonometer und über dessen Anwendung zur Bestimmung der 



absoluten Anzahl von Schwingungen 



von A. Terquem. 



Durch das optische Studium der Schwingungen und die Con- 

 struction des Vibroskopes hat Herr L i s s a j o u s die Akustik mit 

 Untersuchungsmitteln ausgerüstet, die viel genauer sind als die 

 auf das Hören begründeten. Indess scheint diese optische Methode 

 bis jetzt auch nicht bequem auf- die Bestimmung der absoluten 

 Schwingungs- Anzahl angewendet worden zu sein. Ich habe geglaubt, 

 dass man zu diesem Zweck und mit seiner Hilfe ein Tonometer 

 construiren könne, viel leichter als nach dem von Herrn Scheibler 

 erdachten Verfahren. Dies neue, wenigstens eben so genaue, 

 Tonometer ist viel wohlfeiler, und man könnte es anwenden, um 

 durch einfache Ablesung die Anzahl der Schwingungen irgend 

 eines tönenden Körpers zu bestimmen, und zwar für eine sehr 

 grosse Ausdehnung der musikalischen Scale. 



Ich liess von Herrn König vier Stimmgabeln verfertigen, 

 versehen mit Läufern und am Ende einer ihrer Zinken, wie die 

 Stimmgabel des Vibroskops, mit einer kleinen biconvexen Linse, 

 die als Objectiv diente. Diese Stimmgabeln können nach einan- 

 der auf demselben Gestell befestigt werden, welches das Ocular 

 trägt. Durch Verschiebung der Läufer kann man alle Töne zwi- 

 schen ut2 ''128 Doppelschwinguugen) und ut3 erhalten; überdies 

 sind einige Töne zweier einander unmittelbar folgenden Stimm- 

 gabeln gemeinschaftlich. Diese Stimmgabeln sind, von Herrn K ö - 

 nig nach seinem Tonometer so getheilt, dass wenn man die 

 Läufer um den Zwischenraum zweier Striche verschiebt, der Ton 

 sich um zwei Doppelschwingungen ändert. Allein ich betrachte 

 diese Theilung nur als eine ganz willkürliche, die durch jede an- 

 dere mittelst einer Theilmaschine ausgeführte ersetzt werden könnte. 

 Ich werde diesen Stimmgabeln den Namen Hauptstimmgabeln (diapa- 

 sons etalonsj beilegen. 



