248 



Ton mi2 vollkommen richtig ist; und wenn ein Unterschied da 

 ist, bestimmt man ihn durch " die Dauer der Oscillationen. der 

 akutischen Curve. Die gesammte (ihrer Dauer umgekehrte) An- 

 zahl von Schwebungen in der Secunde, welche mau durch das 

 successive Verschieben der Läufer beobachtet hat, gibt den Un- 

 terschied der Schwingungsmengen der Töne ut2 und mi2, von 

 denen man das Verhältniss hat, was dem von Scheibler fiir die 

 Construction des Tonometers gegebenen Prinzip conform ist und 

 erlaubt die absolute Anzahl von Schwingungen von utj zu be- 

 rechnen. 4) 



Auf solche Weise fährt man fort, bis man zu utß gelangt, 

 auf welchem Wege man zahlreiche Merk- und Prüf-Punkte in ein- 

 fachen Intervallen, wie Quarte, Quinte, Sexte u. s. w. antrifft. 

 So findet man endlich für jeden Strich der Theilung auf der 

 Hauptstimmgabel die entsprechende, absolute Zahl von Schwin- 

 gungen. 



Die einzige praktische Schwierigkeit, die mir begegnet ist 

 und die ich glaube bald übersteigen zu können, bietet die Be- 

 festigungsweise der Läufer auf den Stimmgabeln dar. In der That 

 müssen diese auf eine ganz unverrückbare Weise befestigt sein, 

 so dass sie, wenn die Stimmgabel in Schwingung versetzt wird, 

 keine Höhenveränderuug erleiden, was nicht immer geschieht, ob- 

 wohl die beobachteten Unterschiede sehr gering sind; zweitens 

 muss man die Läufer mathematisch in dieselbe Lage versetzen. 



Ich habe bereits eine gewisse Anzahl der von Herrn König 

 auf meine Stimmgabeln gezogenen Theilstriche nach seinem Tono- 

 meter geprüft ö) und habe nur Unterschiede gefunden, die nicht 

 einige Hunderttheile der Schwingung pro Secunde übersteigen, 

 was zeigt, welchen Grad von Zutrauen man in die mit seinem 

 Tonometer gemachten Bestimmungen setzen kann. 



Nach dieser Methode wird man auch leichter, als nach der 

 älteren, jedoch nicht ohne anhaltende Aufmerksamkeit und ohne 

 viele Bestimmungen das Intervall von ut2 bis ut3 in Töne theilen 

 können, die um zwei Schwingungen oder, wenn man es wünscht, 

 selbst um eine einzige verschieden sind. Jedenfalls wird dasselbe 

 Verfahren gestatten, durch Anwendung von Hilfsstimmgabeln mit 

 Läufern, die Genauigkeit der Theilung der in Form von Vibros- 

 kopen aufgestellten Hauptstimmgabeln zu prüfen, und eine Correc- 

 tionstafel zu entwerfen, wenn die Abtheilungen nicht vollkommen 

 genau sind. 



Ist das Vibroskop-Tonometer einmal construirt und verificirt, 

 so reicht es hin, um die Höhe irgend eines Tones zu bestimmen, 

 eine der Stimmgabeln, die zu demselben gehören, neben dem vibri- 

 renden Körper aufzustellen, so dass die Vibrationen rechtwinklig 

 auf einander sind. Auf diesem letzteren Körper, sei er nun ein 

 Stab, eine Platte, eine Saite u. s. w. oder selbst die Membran 

 eines Phonotoskops, befestigt man einige Flitterchen des Anti- 



