421 



aus weiter Brenneröffnung mit starker regulirbarer Verengung mit 

 einem Wasserdruck von 4 Mm. controlirbar durch ein vor der 

 Brenneröfifnung angebrachtes Manometer. Der angezündete Aether- 

 dampf liefert eine Flamme von nahezu derselben Leuchtkraft als 

 die einer Steinkohlengasflamme bei gleicher Flammengrösse. Allein 

 wenn selbst Schwankungen in der Siedetemperatur des Wass.ers bei 

 verschiedenem Barometerstand bei sonst gleichem Druck von 4 Mm. 

 oder bei gleicher Flammenhöhe' von untergeordnetem Einfluss auf 

 die Leuchtkraft sein mögen und örtliche Abkühlungen an den ver- 

 schiedenen Theilen des Apparates zu vernachlässigen sind : so ist 

 die Aufstellung und Handhabung des letzten für die Praktiker um- 

 ständlich. Auch ist die Controle des Consums durch Messung 

 des Druckes am Manometer schwierig und die durch Wägung des 

 Gewichtsverlustes verlangt den Gebrauch einer Wage. Wenn es 

 darauf ankömmt, die Qualität eines Gases durch Ermittelung des 

 Quotienten, Leuchtkraft dividirt durch Consum, zu bestimmen, so wird 

 dies Lichtmass durch das zu untersuchende Gas selbst mit einer Ge- 

 nauigkeit erzielt, welche nicht nur erlaubt jede Kerze auf ihre Leucht- 

 kraft zu controliren, sondern der Anwendung von Kerzen sogar 

 ganz enthebt. Die photometrischen Voruntersuchungen lassen gewiss 

 hoffen , dass der eingeschlagene Weg zum Ziele führt. Dasselbe 

 wird auch in England eifrig verfolgt, und wenn genügende Beob- 

 achtungsresultate vorliegen, wird Verf. seine Behauptungen experi- 

 mentell beweisen. Zunächst beschreibt er das angewandte Photo- 

 meter von Evans. Dasselbe besteht aus einem parallelopipedischen 

 transportabeln Kasten mit drei gleich grossen Aufklappthüren an 

 der Vorderseite, lang 2,50 breit und hoch je 0,40 M., im Innern 

 mattschwarz angestrichen, ruht von 2seitigen Streben getragen 

 auf einem Tische, der symmetrisch auf beiden Seiten von der Mitte aus 

 zwei Druckmultiplicatoren, zwei Druckregulatoren, zwei Experimentir- 

 gasmesser und zwei kleine Gasmanometer trägt, ausserdem noch 

 Secundenuhr, Kerzenwage und sonstige nöthige Apparate. Der 

 Boden des Kastens ist in ganzer Länge durch einen 0,03 M. breiten 

 Schlitz durchbrochen , theils behufs der Luftzufuhr, theils um einen 

 kleinen Wagen in der einen Hälfte hin und her zu führen mittelst 

 einer kleinen Kurbel mit Schnurlauf ohne Ende. Auf dem Wagen 

 können ein oder zwei Kerzen oder ein beliebiger Gasbrenner auf- 

 gesetzt werden. In der Mitte des Kastens befindet sich das Bun- 

 sensche Lichtpapier mit zwei Spiegeln. In der andern Hälfte des 

 Kastens steht die zweite Jjichtquelle, Kerze oder Gasflamme. Die 

 mittle Aufklappthür trägt vor dem Lichtpapier eine Glasscheibe, 

 durch welche beobachtet wird. Vor dieser Thür hängt ein halb 

 cylindrisches oben durch denselben Stoff verschlossenes schwarzes 

 Tuch , das sich fest um den Beobachter schmiegt und schädliches 

 Licht abhält. Aus zwei in Schornsteinen endigenden Zügen an der 

 oberen Kastenwand entweichen die Verbrennungsgase. Ein an 



