423 



erhält. Denn bekanntlich bedürfen Flammen, die unter niederem 

 Druck brennen , solcher Vorrichtung um stabil zu bleiben. Das 

 ausgesaugte Licht zeigt dann eine Intensität von IG Walratkerzen. 

 Der Gasverbrauch betrage bei irgend einem Gas 5 Cubikfuss, bei 

 Anwendung eines leichteren Gases wird man dann zur selbigen 

 Fiammenhöhe von 3 Zoll einen grösseren Consum haben und um- 

 gekehrt. • Die Lichtintensität ist aber stets dieselbe, gleichviel 

 ob leichter oder schwerer Kohlenwasserstoff verbrennt. Zeigt bei 

 einer photometrischen Messung eine solche Flamme eine andere, 

 so liegt der Fehler in der Unrichtigkeit des Kerzenlichtes. Um 

 dem beschriebenen Lichtmass eine praktische Bedeutung zu geben, 

 ist nur nüthig, die Flammen für die Dauer einer Messung zu zwingen, 

 stets mit 3 Zoll Höhe zu brennen. Das wird durch einen Druck- 

 regulator erreicht, der jeden gewünschten Druck am Brenner zu 

 erzeugen und constant zu halten vermag. Einstellung und Controle 

 der Flammenhöhe geschieht wie folgt : An der Aufklappthür, 

 welche vor der seitlichen, in constanter Entfernung von dem Licht- 

 papier stehenden Lichtquelle befindlich, wird ein kleines verticales 

 schmales Messingblech aufgeschroben , dies hat einen Abstand von 

 3", vertical von einander zwei kleine Durchbohrungen von etwa 

 0,5 Mm. Durchmesser. Im Innern des Kastens auf der Hinter- 

 wand, gegenüber der Lichtquelle, sind im nämlichen Abstand von 

 einander zwei horizontale Linien als Marken gezogen. Die Licht- 

 quelle, welche der erwähnte Rundbrenner liefert, wird zunächst in 

 einer Röhrenverschiebung soweit gehoben oder versenkt, bis der 

 durch das xmtere Loch im Messingblättchen schauende Beob- 

 achter beim Visiren nach der gegenüberstehenden Marke an 

 der untern Gränze der Flamme vorbeischaut, sodann wird der Druck 

 am Regulator so normirt, dass beim Schauen durch das obere Loch 

 die obere Gränze der Flammen mit der homologen Marke im Kasten 

 coincidirt Bei nicht horizontalen Gränzen der Flamme genügt es, 

 das Mittel nach Augenmass zu nehmen. Verf. überzeugte sich, dass 

 Anwendung von besonders construirten Kerzen überflüssig ist. Er 

 hatte die Lichtstärke von Gasflammen zu messen, die aus Bren- 

 nern verschiedener Construction erzeugt wtirden. Die Vergleichiing 

 geschah mit Paraffinkerzen mit baumwollnem Dochte, die aber ganz 

 verschiedene Höhe zeigten. Deshalb versuchte er, ob nicht eine 

 gewisse durch Gesetze bestimmbare Abhängigkeit der Lichtstärke 

 von der Flammenhöhe sich ermitteln Hess. Er benutzte behufs 

 dieses 5 Messungen aus der ganzen Reihe der angestellten Beob- 

 achtungen. Ein Rundbrenner mit 18 Loch war in der constanten 

 Entfernung von dem Lichtpapier, er lieferte während der Dauer der 

 5 Beobachtungen 3,65 Cubikfuss in der Stunde, die Höhe der Gas- 

 flamme wurde nicht controlirt , da diese Beobachtungen einen ganz 

 andern Zwecke dienten. Auf dem beweglichen Wagen waren 

 2 Paraffinkerzen mit 30— 48 Mm. Flammenhöhe aufgesetzt, und giebt 



Zeitschr. f. d. ges. Naturw. Bd. XLV. 1875. 30 



