190 



gangs 1874, besteht aus' 2 gleiolien verkitteten Doppellinsen, deren 

 iede aus einem positiven und einem negativen Flintglasmeniscus 

 zusammengesetzt ist. Die 3 Objective wurden durch Eeduction auf 

 gleiche Brennweite vergleichbar gemacht, überhaupt die zufälligen 

 Eigenschaften der 3 Exemplare so berücksichtigt, dass ein Vergleich 

 der Construction vorgenommen werden konnte. Eine genau durch- 

 geführte Rechnung führte zu folgendem Eesultate : Die Grauss'sche 

 Construction liefert von den 3 Systemen die undeutlichsten Bilder, 

 es verträgt nur ein ganz kleines Gesichtsfeld — Fraunhofers Helio- 

 meter-Objectiv, anerkannt das beste jetzt existirende, liefert ein Bild, 

 welches zwar etwas mehr gekrümmt ist, als bei Grauss, aber die Bilder, 

 von Punkten ausserhalb der Axe sind runder, d. h. kreisförmig, 

 (während sie Gauss eiförmig sind) und beträchtlich deutlicher. Bei 

 Steinheils Instrument darf man nur nicht die gelben Strahlen unter- 

 suchen, wie dies bei den beiden vorigen, zur directen Beobachtung 

 bestimmten Apparate geschehen ist, sondern man muss die zum 

 photographiren verwendbaren violetten Strahlen in Rechnung ziehen 

 und für diese Strahlen ist das Bild innerhalb eines Gesichtsfeldes 

 von 53 Minuten (wofür der Apparat construirt ist; völlig eben und 

 auch innerhalb eines Gesichtsfeldes von lo 36', wo das Bild etwas 

 concav gegen das Object ist, bleibt die Deutlichkeit auf der ganzen 

 Bildfläche gleich gross. — Somit darf die neue Steinheil'sche Con- 

 struction als die beste bezeichnet werden, zumal sie ohne Zweifel 

 für ein Fernrohr -Objectiv umgestaltet werden kann. Man hat zu 

 diesem Zwecke nur nöthig die Oeffnung des Objectivs im Verhältniss 

 znr Brennweite zu vergrössern und das Bild für die optisch wirk- 

 samsten (gelben) Strahlen so deutlich zu machen, wie es jetzt für 

 die chemischen Strahlen geschehen ist; man erreicht dies durch eine 

 Aenderung der Krümmung der brechenden Flächen, eventuell auch 

 durch die Wahl anderer Glassorten. Zur desfallsigen Berechnung 

 gibt Krüss dem umständlichen trigonometrischen Wege den Vor- 

 zug vor dem analytischen, w^eil man dabei leichter sieht, an 

 welchen Punkten eine zweckmässige Aenderung angebracht wer 

 den kann. 



Krüss, über ein neues Ocular. — Wie in seiner Inaugural- 

 dissertation über Fernrohr -Objective benutzt Krüss auch hier eine 

 Steinheil'sche Construction , welche ursprünglich bei dem Apparate 

 zum photographiren des Venusdurchganges, und zwar als Vergrös- 

 serungapparat angewandt war. Durch wiederholte rechnende und 

 beobachtende Versuche gelang es Herrn Krüss aus zwei Cronglas- 

 linsen und einer dazwischen befindlichen Flintglaslinse ein zweck- 

 mässiges Ocular zu construiren. Da die drei Linsen genau in ein- 

 ander passen, se können sie an einander gekittet werden und es 

 werden auf diese Weise die störenden Reflexe vermieden; das Bild 

 ist bis zu 300 achromatisch, eben und deutlich; es leistet also bei 

 einfacherer Zusammensetzung soviel wie die jetzt gebräuchlichen zu- 

 sammengesetzten Ocularo. — (Fogg. Ann. 153, *S'. GOl—610.) 



