297 



das erwartete Minimum ; im andern Falle sind Niederschläge das 

 Wahrscheinlichere. 



5. Gewitter ist angezeigt in dem Falle, wo die Thaupuncts- 

 temperatur sowohl wie die wirklich beobachtete Mitteltemperatur 

 des Tages höher liegen als die Mitteltemperatur der jeweiligen 

 Jahreszeit. Wenn der Thanpunct bei uns 16" R. erreicht, dann ist 

 Grund zur Befürchtung von Uagel vorhanden. 



C. Regel für die Stärke des Windes. Wenn der im All- 

 gemeinen nur langsam sich ändernde Thaupunct während weniger 

 Stunden sich sehr veränderlich zeigt, so bedeutet ein damit verbun- 

 denes Fallen des Barometers , dass stärkerer Wind (Sturmj zu er- 

 warten steht. — 



Wenn keine der vorigen Regeln eine Störung befürchten lässt, 

 kann man auf gutes Wetter rechnen. 



Die von Lambrecht fabricirten Hygrometer werden alle mit einem 

 guten Psychrometer verglichen, so dass man sich auf ihre Angaben 

 verlassen kann. ~ Die obigen Regeln kann man aber auch anwen- 

 den, w^enn man den Thaupunct mit dem Daniellschen Hygrometer 

 bestimmt, doch erfordert dies viel mehr Zeit und Umstände als das 

 neue Klinkerfues'sche Instrument. Der Preis desselben beträgt je 

 nach der Ausstattung 15 bis 25 Mark. 



Baumhauer, über einen Üniversal-Meteoro graphen 

 für Solitär-Obs er vatorien. — Um meteorologische Stati- 

 onen besonders auf Bergen und andern schwer zugänglichen Punc- 

 ten anlegen zu können , mussten dieselben mit selbstregistriren- 

 den Apparaten versehen werden-, ist der Punct sehr schwer zu- 

 gänglich, so dass man nicht täglich, ja nicht einmal monatlich hin- 

 gelangen kann, so muss auch dafür gesorgt werden, dass die Re- 

 sultate nach einem bewohnten Orte telegraphirt werden können. 

 Eine solche augenblickliche Meldung ist übrigens jedenfalls für die 

 praktische Meteorologie sehr werthvoll. Dabei ist es wichtig die 

 Zahl der Drähte möglichst zu verringern. Ferner darf der galva- 

 nische Strom mit den meteorologischen Instrumenten selbst nicht 

 in Verbindung kommen, weil der überspringende Funke die metal- 

 lischen Oberflächen oxydirt ; Quecksilberbarometer sind ausserdem 

 im befestigten Luftballon (ballon captif) der Schwankungen wegen 

 nicht zu gebrauchen. Uebrigens kann man jedes meteorologische 

 Instrument anwenden, dessen Bewegung sich auf einen Hebel über- 

 tragen lässt; das gewöhnliche Quecksilberbarometer, sowie das 

 Psychrometer von August und das Hygrometer von Daniell sind 

 also nicht zu verwenden. Verf. beschreibt nun zunächst die Ein- 

 richtung eines Solitär- Observatoriums ohne Signalisirung, dasselbe 

 hat ein Uhrwerk , welches das Papier fortbewegt , auf diesem wird 

 der Gang der Instrumente (entweder mit Bleistift, besser photo- 

 graphisch) aufgezeichnet-, alle 10— 14 Tage muss das Observatorium 

 besucht werden, um das Uhrwerk aufzuziehen und das Papier zu 

 wechseln. Eine solche Einrichtung bietet keine Schwierigkeit. — 



