298 



Solitär- Observatorien mit Signalisirung sind viel schwieriger. Der 

 Verf. beschreibt nun die Einrichtung eines solchen Observatoriums 

 bis in die kleinsten Details, bemerkt aber dass dasselbe bisher 

 noch nicht ausgeführt sei. Es besitzt nur eine einzige telegraphi- 

 sche Leitung; wenn der ganze Apparat in einem Luftballon sich 

 befindet, muss man natürlich zwei Drähte haben ; auf dieser Leitung 

 telegraphirt der Apparat automatisch den Luftdruck, die Luftwärme, 

 die Feuchtigkeit, die Windrichtung, die Windstärke und die Regen- 

 menge. Die Bewegungen der sechs hierzu nöthigen Instrumente 

 werden alle durch eigenthümliche Vorrichtungen in kreisförmige 

 Bewegungen verwandelt und auf 6 Zeiger übertragen , welche sich 

 auf der Peripherie eines Kreises bewegen. Für das Barometer, 

 Thermometer und Hygrometer sind 3 Zeiger im Centrum ange- 

 bracht, von denen jeder sich nur auf einen Quadranten des Kreises 

 bewegt; am letzten Quadranten bewegen sich die drei Zeiger für 

 Wind und Regen, und zwar befinden sich dieselben ausserhalb des 

 Kreises, so dass jeder nur i/io der Peripherie beansprucht. Diese 

 6 Zeiger haben sämmtlich Spitzen von Ebonit und leiten also die 

 Electricität nicht ; dagegen ist die Peripherie des genannten Krei- 

 ses mit den verschiedenen Scalen aus Kupfer gefertigt und stark 

 vergoldet. Diesem Kreise gegenüber steht ein Uhrwerk, welches 

 einen siebenten Zeiger bewegt; dieser dreht sich in einer belie- 

 bigen Zeit über die ganze Peripherie. Er ist aus Gold und drückt 

 sich fest gegen die vergoldete Peripherie des vorher genannten 

 Kreises, so dass der Strom hier fortwährend geschlossen ist, — 

 nur wenn er über eine der 6 Ebonitspitzen geht, erfolgt eine Unter- 

 brechung des Stromes. Dabei ist es wichtig, dass die 6 Zeiger, 

 stets in derselben Reihenfolge getroffen werden, weil der Zeiger 

 eines jeden Instrumentes auf der Peripherie seinen Theil für sich hat 

 und kein Zeiger in den Bereich eines andern eingreifen kann. Die 

 Solitär- Station steht nun wie gesagt durch einen Telegraphendraht 

 mit dem Aufenthaltsort des Beobachters in Verbindung; daselbst 

 befindet sich ein Schreibapparat, nämlich eine mit präparirtem Pa- 

 pier überzogene Trommel, welche sich mit derselben Geschwindig- 

 keit dreht, wie der goldene Zeiger auf der Solitär- Station. Auf 

 diesem Papiere macht der Strom bei seinen Unterbrechungen ein- 

 fache Zeichen und mau kann also aus denselben erkennen, welchen 

 Stand die stromunterbrechenden Zeiger auf der Solitär - Station ge- 

 habt haben. — Man muss nun entweder auf der Solitär- Station 

 ein lange Zeit ausreichendes Uhrwerk haben, oder man muss noch 

 einen zweiten Telegraphendraht anwenden um den goldenen Zeiger 

 durch Elektricität zum Umdrehen zu bringen — oder man kann 

 drittens ein Uhrwerk aufstellen, welches zwischen je zwei Umdreli- 

 ungen des Zeigers auf elektrischem Wege aufgezogen wird. Da 

 die Umdrehung des Zeigers in wenigen Minuten vollendet sein 

 kann, so hat man ein oder mehrere Stunden bis zur nächsten Be- 

 obachtung Zeit und kann also durch denselben Draht, der die me- 



