NOTIZIE 
E 
f botanici non ETA bisogno ch'io dica loro che devono regolare la gros- 
sezza delle loro sezioni a seconda delle ricerche che fanno: ma ai principianti 
è bene insegnare a far sezioni sottili a mano volante e col microtomo a mano, 
EX 
perché lo strumento che si deve cercare di perfezionare prima di tutto é la mano; —— | 
SE ma nello stesso tempo far loro capire, che il merito di un preparato non con- 
e di siste nella sola estrema sottigliezza, ottenuta con un perfezionato microtomo - 
THES meccanico. ur 
us halo 
3 ; 
Lampade per lavorare al Microscopio. — Un altro oggetto di ricerche da 
parte dei Microscopisti è una lampada che dia luce abbastanza intensa e bianca s 
da poter lavorare al Microscopio. i 
.. Nel Vol. II della Malpighia, a pag. 268, parlai di una lampada ad incande- 
scenza consigliata dal BòRKNER, ma non mi è stato possibile avere e sperimen- 
tare una di tali lampade. Si vedono però continuamente annunziate nuove lam- — 
| pade per Mieroscopisti, e di queste si trova descritta una nel Botanisches 
Centralblatt (Die neue Mikroskopirlampe von Kocns-WoLz in Bonn — Bd. 
XXXVII, 1889, I Quartal, pag. 45), della quale i io non en mai parlato qui, paresi xt 
avendola sperimentata, non la trovo buona. 
Il sistema di queste lampade è ingegnoso; un bastone di vetro è SACRE 
n modo da condurre la luce della lampada direttamente sotto il preparato. Ciò 
sì ottiene mediante parecchie riflessioni totali della luce dentro il vetro stesso. 
Il suo modo di funzionare si trova anche descritto nel Journal of the Royal |. — 
i Mier. Soc., 1888, pag. 1025. (Vedasi anche nello stesso Journal, 1889, p. 126). 
x n vantaggio di questa lampada è di dare una illuminazione molto intensa, - 
nonostante che essa sia a petrolio. Il primo difetto, è quello della luce del pe- - 
rolio, che é straordinariamente gialla, e accieca addirittura. Però a questo si 
rimedia facilmente, sovrapponendo all'estremità del bastone di vetro una o 
due lastrine di vetro azzurro, che il costruttore unisce alla lampada. Si può | 
anche regolare l'intensità della illuminazione, avvicinando più o meno alla 
fiamma l’altra estremità del bastone di vetro, per la quale la luce entra. 
Un altro difetto, notato dal KonL, che ne riferisce nel Bot. Centratbl., è che 
tale lampada non sì può adoperare col microscopio munito di condensatore, | 
mentre è appunto pei forti ingrandimenti, che essa dovrebbe essere pens. 
alle lampade comuni, perchè dà più luce. H 
~ Ma ciò che me la fa del tutto -sconsigliare è, che ie Aopoa vicina ale 
` l'osservatore, il camino della lampada manda tal calore alla testa, che non lo si 
può sOliportare senza pericolo della propria salute, almeno così mi pare. | 
} 
