LT PROCÉDÉS. 155 



les magnaneries est riiygromètre de Saussure [fig. 54). 

 Jl est fondé sur la propriété 

 qu'ont les cheveux dégraissés 

 de s'allonger sous Tinfluence 

 de rhuniidité et de se raccour- 

 cir par la sécheresse. Malheu- 

 reusement, cette propriété est 

 variable pour chaque cheveu et 

 ne se conserve pas longtemps. 

 Mais comme il n'est pas né- "^ 



ya 



cessaire dans l'industrie d'apprécier les différents de- 

 grés d'humidité d'une manière très rigoureuse , oi> 

 peut se contenter des indications d'un bon hygro- 

 mètre à cheveu. Je dis à dessein d'un bon hygromètn , 

 car autant vaudrait n'en pas avoir du tout que d em- 

 ployer un instrument mal établi. De plus, il faut sa- 

 voir régler soi-même son hygromètre de temps en temps, 

 sans quoi ses indications pourraient devenir tout à fait 

 inexactes. 



En effet, l'hygromètre à cheveu n'a de valeur qu'au- 

 tant qu'il est réglé au moins tous les ans. La sensibilité 

 du cheveu qui le constitue tout entier s'altère promp- 

 tement. Le procédé au moyen duquel on peut rétablir 

 l'instrument est d'ailleurs très simple. 



Les fabricants d'instruments doivent déternuner les 

 deux points extrêmes de l'échelle, c'est-à-dire le maximum 

 d'humidité et le maximum de sécheresse. 11 suffira, dans 

 la pratique, d'obtenir le premier de ces élémenls. Pour 

 y parvenir, il faudra produire dans une capacité quel- 

 conque la plus grande hfimidilé possible, y plonger l'hy- 



