ET PROCÉDÉS. 455 



tourner ce carré de manière à placer Taiguille sur le 

 chiffre 400. 



Mais pour faire cette opération il a fallu enlever lu 

 cloche; le cheveu s'est desséché, quelque prompte qu ait 

 été la manœuvre ; il faut donc replacer la cloche après 

 l'avoir mouillée de nouveau, et attendre que l'aiguille 

 demeure immobile. Si elle marque alors 400°, on a 

 suffisamment allongé ou raccourci le cheveu. 



Si l'aiguille ne se fixe pas encore juste au chif- 

 fre 400, il faut toucher de nouveau au carré de cui- 

 vre, de manière à l'y conduire, replacer toutes choses et 

 attendre. 



On comprend aisément qu'avec quelques tâtonne- 

 ments, on parvient ainsi à régler son instrument. Une 

 fois que l'aiguille reste immobile sur le chiffre 400, dans 

 les conditions d'extrême humidité qui ont été produites, 

 on peut considérer l'instrument comme suffisamment 

 exact pour la pratique. 



La température à laquelle se fait l'opération est assez 

 indifférente. L'hygromètre marque 400° d'humidité, 

 quelle que soit la température de l'air, pourvu qu'il soit 

 saturé d'eau. Cependant, comme il est plus facile de 

 saturer l'air à 42 ou 40° de température qu'à 20 ou 25", 

 il vaut mieux opérer dans un lieu frais. Il faut at- 

 tendre une demi-heure au moins, chaque fois, pour 

 s'assurer du point sur lequel s'arrête l'aiguille. 



Après quelques années le cheveu a beaucoup perdu 

 de sa sensibilité. Avec un peu d'adresse il est facile de 

 le remplacer; mais, comme il a dû être préparé d'une 

 façon particulière, il convient alors d'en demander un 



