des Sciences de Saint- Pétersbourg. 
294 
dessen äusserer Draht s durch ein Telephon 7 ge- 
schlossen ist; r bedeutet ein Widerstandssystem, das 
für gewóhnlich fortfillt und nur bei der Prüfung der 
Brauchbarkeit der Methode benutzt wurde. 
Haben die Lóthstellen z und £ verschiedene Tem- 
peraturen, so circulirt ein Thermostrom durch die 
Drühte f und a, durch den Unterbrecher w und die 
inducirende Spirale ©; wird durch den Unterbrecher 
der Strom in rascher Folge geöffnet und geschlossen, 
so werden in der Spule s Inductionsstróme erregt, die 
im Telephon, je nach Stellung des Unterbrechers, als 
knatterndes oder summendes Gerüusch hórbar werden, 
das nicht leicht mit einem andern Geräusch zu ver- 
- wechseln ist. Nähert man, durch Erwürmen oder: Ab- 
kühlen, die Temperatur der Löthstelle ? derjenigen 
von z, so nimmt die Intensität des Gerüusches ab, das 
Summen hórt darauf ganz auf, um jedoch nach einiger 
Zeit wieder vernehmbar zu werden, sobald die Tem- 
peratur von £ über die von x hinübergeschritten ist. 
Ist der Strom im Telephon gleich 0, so ist die Tempe- 
ratur von t derjenigen von z gleich, wodurch letztere 
gemessen wird. 
Die Brauchbarkeit dieser Methode hüngt von der 
Schärfe ab, mit welcher das Geräusch im Telephon 
ermittelt werden kann, denn es giebt immer ein nach 
Umstünden verschieden grosses Temperaturintervall 
von £, innerhalb dessen man im Telephon kein Ge- 
räusch hórt. Doch ist zu bemerken, dass nicht die 
Grenzen der Hörbarkeit des Geräusches die Empfind- 
lichkeit der Methode bestimmen, sondern das Tempe- 
raturintervall zwischen Hórbarkeit und Ausbleiben des 
Gerüusches, welches ich in der Folge als Schwelle 
der Hörbarkeit bezeichnen werde und von welchem 
man erwarten kann, dass es unabhüngig von der Grenze 
der Hórbarkeit sein wird. 
Um nun die Schärfe der Beobachtungsmethode zu 
prüfen, wurden in meinem Laboratorium. mehrere Ver- | 
suche gemacht, von BE ich hier zwei Reihen ga: 
fúbren wi 
Es wurde zuerst ein einziges Thermoelement be- 
nutzt, das aus einem Eisendraht von 1 Meter Länge | 
bei 0,7 Mm. Dicke "bestand, dessen beide Enden an 
zwei Argentandrähte von 0,5 Mm. Dicke und zusam- 
men 0,5 M. Länge gelöthet waren. Bei diesen Ver- 
suchen tauchten beide Löthstellen £ und z in Wasser 
von bekannter Temperatur und es wurdenun Liege 
Tome XXIX. 
wie weit die direct an x beobachtete Temperatur mit 
der aus £ gefundenen übereinstimmte. Die Tempera- 
turen von x blieben während eines Versuches constant, 
die von ¢ wurde langsam erhöht oder erniedrigt, bis 
das Geräusch im Telephone erst verschwand und dann 
wieder von Neuem hörbar wurde. Es wurden hierbei 
vier Temperaturen von t notirt: die zwei üussersten, 
bei welchen das Summen im Telephone mit Sicherheit 
vernehmbar war, und ebenso die zwei nächsten, bei 
welchen mit Sicherheit kein Geräusch mehr gehört 
wurde. Die Differenz zwischen den zunächstliegenden 
hórbaren' und unhörbaren Temperaturen bildet die 
Schwelle der Hörbarkeit. 
Das Telephon hatte einen Widerstand von 165 E, 
der Widerstand der äusseren Spirale betrug 12,5 $. E., 
der der inneren 3,3, der Widerstand des Elementes 
3,6. Ohne eingeschalteten Widerstand r betrug der 
des Thermostromkreises 4,2-8. E., wobei indessen der 
Unterbrecher nicht mitgezählt ist. Als Stromunter- 
brecher diente ein Quecksilberstrahl, der aus einer 
feinen Lóthrohrspitze gegen eine vernickelte Kupfer- 
platte floss. 
In den folgenden Tabellen bedeutet r den einge- 
schalteten Widerstand, x die Temperatur der ent- 
sprechenden Löthstelle, t, sind die einander am näch- 
sten liegenden hörbaren , t, die unhórbaren Tempera- 
turen. Das Mittel aus diesen vier Temperaturen ist 
mit £ bezeichnet und ist direct mit x zu vergleichen. 
Mit A habe ich die Grenze der Hörbarkeit bezeichnet, 
es ist das Mittel aus den Differenzen der beiden /, und f, 
KL resp? K Ce 
f t t, h 
14,40 14,20, 10,10 10,20 
13,60 13,80 ` 14,80 14,60 
. 14,00 14,00 . 12,45 12,40 
z = 14,001= 14,00 z= 12,45 = 192,42 
== 0,60 àz4506 | 
X3. r=80 Ru wu 
1 E^ t, 1j H | 
9,50 9,90. 11,00 11,40 ` 
15,30 14,80 17,30 17,00 
= 14,18 Wé E Sp 
1240 12,35 14,15 14,20. 
x = 12,45t— 12,38 x = 14,35t 
Az: 5,96 - å = 5,95 
n° E B o 
