Über das magnetische Observatorium in Kremsmünster. 3 
Hier befanden sich bei der älteren Einrichtung des astronomischen Observatoriums die zwei grossen 
Meridian-Mauer-Quadranten, ein Zenith-Seetor, die Fernröhre zur Beobachtung der Polarsterne in ihren 
oberen und unteren Culminationen, welche Instrumente wegen ihrer grossen Eisenmassen, als die Magneto- 
meter aufgestellt wurden, weichen mussten. Die Orientirung des Saales gegen die Weltgegenden ergibt 
sich, wenn ich bemerke , dass in Taf. I die Linie Ge die Richtung des astronomischen Meridians von 
Süd nach Nord bezeichnet. Der Saal mit Marmor gepflastert, hat sieben hohe Fenster in 0, 0, 0, ete., 
welche von innen zur besseren Abhaltung des Luftzuges und zur Ver meidung grösserer und schnellerer 
Temperaturs-Änderungen mit in Angeln beweglichen Balken verschlossen werden. In J)..J.,.J. J,;- sind vier 
Flügelthüren zu den zwei Altanen der Seitengebäude der Sternwarte, von innen mit Doppelthüren abge- 
schlossen. Die Eingangsthüre in den Saal ist inP. Die Taf. I gibt den Grundriss, Taf. II den Längs- 
durchschnitt des Saales. 
Im Monate August des Jahres 1839 wurde das Deelinations-Variations-Magnetometer auf dem Platze 
A angebracht, das Beobachtungsfernrohr sammt Seale in 3, in einem Abstande von 15’ 9"75 Wien. Mass 
vom Magnetometer (Seale von der Reflexions-Ebene des Magnetometer-Spiegels). In € befindet sieh die 
fixe Mire, gleich weit abstehend von der Reflexions-Ebene des Spiegels, wie die Seale. 
In M ist die nach mittlerer Göttinger Zeit gehende Beobachtungsuhr. 
Das Unifilare musste im Jahre 1840 dem Bifilar-Apparate Platz machen, und wurde auf den Ort D 
gebracht. In die Mauer wurde ein starker Balken E von gut getrocknetem Lerchenholze eingemauert zur 
Befestigung des Aufhängedrathes, ein vom Bodenpflaster isolirter Pfeiler von gut gebrannten Backsteinen 
aufgeführt, auf welchem der Kasten des Unifilares ruht. Die Höhe des Aufhängepunktes über dem Magneto- 
meter beträgt 1° 3° 4” Wien. Mass; das Beobachtungsfernrohr sammt Seale befindet sich in F}; die Seale 
steht von der Reflexions-Ebene des Magnetometer-Spiegels um 2° 5’ 0". 44 Wien. Mass ab. Da die Loca- 
lität die Anbringung einer festen Mire hinter dem Magnetometer nicht gestattet, so wurde in dem Pfeiler 
unmittelbar vor dem Mittelpunkte des Magnetometers eine Kreil’sche Spiegelmire (wie Figur @ in Taf. IH 
zeigt) angebracht. 
Der Abstand der Mittelpunkte der beiden Magnetometer beträgt 16’ 5”. 5 Wien. Mass. Nach den 
Untersuchungen Marian Kollers über die gegenseitige Einwirkung zweier Magnete auf einander, muss 
für den Stand der beiden Instrumente die Verbindungslinie ihrer Centra den magnetischen Meridian öy für 
den Ort des Unifilares am Mittelpunkte dieses Letzteren unter einem Winkel von 35° 15'.9 schneiden, 
damit die beiden Magnete in ihrer Mittellage sich nieht stören. 
Am 17. Mai 1846 bei Gelegenheit einer Rectifieation des Bifilares bestimmte M. Koller zum letzten 
Male nach der Anleitung des Herrn geheimen Hofrathes Gauss, in den Resultaten des magnetischen 
Vereines vom Jahre 1840, pag. 26 et seqq., die E inwirkung der beiden Magnete auf einander. Diese 
Bestimmung wurde gemacht durch Beobachtung von Ablenkungen, welche die M agnete des Unifilares und 
Bifilares am schwingenden Stabe B im Gartenhause, welches für die absoluten Bestimmungen der magne- 
tischen Deelination und Horizontal- Intensität eingerichtet ist, verursachten. Die der Bestimmung zum 
Grunde liegende Masseinheit ist das Meter. 
Koller fand 
für den Bifilar-Stab log. = 0.212297; 2 — 1.630411 
für den Unifilar-Stab log. Tr —= 9.295713; Sr —= 0.197567 bei der Temperatur 0°0 R. 
Nimmt man die mittlere magnet. Deelination des Ortes für diese Zeit — 1° 13.0 westlich, so hat 
Man, wenn der Mittelpunkt des Unifilares der Coordinaten-Anfangspunkt ist und 
