Ak Reslhuber. 
z = — 5"0296 Metern 
y= — 1.8033 ni 
a 5.3431 R 
und der Winkel des Radius vector x mit dem astronomischen Meridiane 
a = 35° 15:9 — 15° 15:0 = 20° 0'9 
für die Einwirkung des Bifilares auf das Unifilare 
log. = 8.177857, 7 = — 0.015058 
log. dD = 1.49840,: dD = — 31'"5 . 
für die Einwirkung des Unifilares auf das Bifilare 
log. & = 7.118241 ; 7 = 0.001313 
log. dD — 2.57541,; dD = — 6 16'2. — 
I 
Zur Bestimmung der absoluten Deelination und Horizontal-Intensität wurde im Juni des Jahres 1841 
im grossen Stiftsgarten ferne von allen Gebäuden eine eisenfreie Localität hergerichtet. Diese bestand 
anfangs aus zwei achteckigen Häuschen aus Holz, von denen das südliche zur Aufnahme des Magnetome- 
ters, das nördliche zur Aufstellung des Beobachtungsfernrohres und der Seale bestimmt war. An den zwei 
einander zugekehrten Seiten der Häuschen waren Thüren angebracht, welche bei den Bestimmungen 
geöffnet werden mussten, um mit dem Fernrohre auf das Magnetometer sehen zu können. Die die Mittel- 
punkte der zwei Häuschen verbindende Gerade fällt mit dem magnetischen Meridiane für jene Zeit zusam- 
men; der Abstand der Centra beträgt 3° 1’ 4"33 Wien. Mass. 
In jedem Häuschen wurde ein solider Pfeiler aus behauenem Conglomerat-Steine aufgeführt , dem 
oben eine Steinplatte fest aufgekittet ist. Vor dem Pfeiler des nördlichen Häuschens, in der Richtung gegen 
das südliche wurden zwei Pflöcke von gut getrocknetem Lerehenbaumholze zur Anbringung der Seale in 
der Erde befestiget; ein dritter Pflock an der Westseite dient zum Schutze der Scale. 
Der Pfeiler im südlichen Häuschen wurde unterhalb der Platte in einer Richtung schief gegen den 
magnetischen Meridian durchgemeisselt, und ‚in demselben ein starker Balken aus Lerchbaumholz von 
3 9” Wien. Mass Länge horizontal fest eingekeilt; dieser trägt an seinen Enden zwei fest mit ihm ver- 
bundene 1° 1:5 lange aufrechtstehende Balken von gleiehem Holze, die oben durch einen Querbalken 
zusammengeheftet sind, und so ein längliches Rechteek bilden, dessen Ebene vertieal ist, und mit dem 
magnetischen Meridiane einen Winkel von ohngefähr 66 Graden bildet. Dieses längliche Rechteck dient 
zur Befestigung des Aufhängefadens des Magnetometers. 
Taf. III gibt den Grundriss und Seitendurchsehnitt der beiden Häuschen. Auf dem steinernen Tische 
des Pfeilers in Z ruht ein kreisförmiger, oben mit zwei Glasdeckeln verschlossener Kasten, in welehem der 
schwingende Magnet sich befindet; auf der vorderen, ‘dem Fernrohre zugekehrten Wand desselben, ist ein 
viereckiger Ausschnitt durch einen Schuber mit einem Glimmerblättchen verschliessbar. 
In der Verlängerung der die Mittelpunkte des Fernrohres und Magnetometers verbindenden Linie 
befindet sich in M eine feste Mire 17’ 8Y45 Wien. Mass. von der Reflexions-Ebene des Magnetometer- 
Spiegels entfernt (nahe gleich der Entfernung der Scale von der Reflexions-Ebene des Spiegels), deren 
Azimuth astronomisch bestimmt wurde. Zu diesem Zwecke ist das Häuschen K so eingerichtet, dass vom 
Dache auf der Nordseite ein Brett weggenommen werden kann, wo dann die Beobachtung des Polarsternes 
vom Platze des unverrückten Fernrohres unmittelbar angeht. Nördlich von X, in einer Entfernung von unge- 
fähr 500 Klaftern, steht die nördliche Meridiansäule der Sternwarte, deren astronomisch genau bestimmte 
