Über das magnetische Observatorium in Kremsmünster. 5 
Lage von K aus die Messung des Winkels ermöglicht, welchen M mit dem astronomischen Meridiane 
macht. 
An der Ost- und Westseite des südlichen Häuschens waren an der Wand in der Höhe des schwingen- 
den Magnetes Ausschnitte angebracht, zum Zwecke der Aufstellung der Messlatten bei den Intensitäts- 
Bestimmungen. Die Messlatten wurden damals auf beweglichen Schrägen aufgelegt, und nach Erforderniss 
möglichst genau in das rechte Verhältniss zum Magnetometer gestellt. 
In dieser Verfassung blieb die Localität bis zum Frühlinge des Jahres 1843, wo die beiden Häuschen 
wegen Abhalten des Luftzuges durch einen hölzernen Gang mit einander verbunden, und noch überdies 
an Z zwei Seitenflügel in der auf dem magnetischen Meridiane senkrechten Riehtung angebaut wurden, um 
die bei den Ablenkungsbeobachtungen zum Behufe der Horizontal-Intensitäts-Bestimmung benöthigten 
Messlatten unter Dach zu bekommen, und bleibend aufgestellt lassen zu können. 
So erhält das Observatorium die Form, wie sie Taf. IV, vom astronomischen Südost gegen Nordwest 
betrachtet, darstellt. 
Denkt man sich vom Observatorium die Wände und das Dach weg, so zeigt die Taf. V die innere 
Einrichtung desselben und die Anordnung der Instrumente, das Fernrohr mit der Scale, das Magnetometer, 
die Mire. Jede Messlatte ruht auf zwei steinernen Säulen, in welehen oben zwei hölzerne Träger mit 
Schraubengewinden eingekittet sind; zwei Querleisten bilden die unmittelbare Unterlage der Latten, und 
sind durch Schrauben zu heben und zu senken, zur genauen Horizontalstellung der Messlatten. Am Ende der 
Latten gegen das Magnetometer zu, sind messingene Lamellen aufgeschraubt, in welchen die in Metern 
abgetheilte Längslinie der Latten endigt. 
Die Latten stehen in einer solehen Höhe über dem Boden, dass, wenn der Ablenkungsmagnet ihnen 
aufgelegt wird, die Axen des ablenkenden und des abgelenkten Magnetes möglichst in einer Horizontal- 
Ebene sich befinden. 
Taf. VI gibt den Grundriss des Observatoriums. 
Im Jahre 1845 wurde das ganze Innere des Observatoriums zur besseren Abhaltung des Luftzuges 
noch mit einer doppelten Bretterverschalung versehen. 
Magnetische Instrumente. 
1. Zur Bestimmung der absoluten magnetischen Deeclination und Horizontal- 
Intensität dient ein Gauss’sches Magnetometer mit vierpfündigem Stabe aus der Werkstätte des 
Herrn Mechanikers Mayerstein in Göttingen ; dasselbe ist aufgestellt im Garten-Observatorium, hängt 
an einem sechs Wiener Fuss langen Bündel von 36 einfachen ungedrehten Seidenfäden. Die Einrichtung 
des Instrumentes ist ganz so, wie Herr Hofrath Gauss den Apparat in den Resultaten des magnetischen 
Vereines vom Jahre 1836 beschreibt. Der Spiegel ist am Nord-Ende des Magnetstabes angebracht. Der 
Abstand der Reflexions-Ebene des Spiegels vom Aufhängefaden beträgt 1147 Wien. Zolle. Die Millimeter- 
Scale steht von der Reflexions-Ebene des Spiegels 17° 6'78 Wien. Mass ab, daher der Werth eines Theil- 
striches der Seale = 18"63 im Bogen, ohne Rücksicht auf die Torsion des Fadens. Die Scale ist so auf- 
gestellt, dass bei wachsender Deelination die Zahlen abnehmen, bei abnehmender Declination wachsen. 
Der Abstand der Mire von der Reflexions-Ebene des Magnetometer-Spiegels beträgt 17° 8"39 
Wien. Mass, so dass Seale und Mire im Gesichtsfelde des Fernrohres bei unverrücktem Oculare nahe gleich 
deutlich erscheinen. 
Das Beobachtungsfernrohr war bis zum Jahre 1845 ein astronomischer Theodolit mit zwölfzölligem 
Azimuthal- und Höhenkreise und einem gebrochenen Fernrohre von 15 Linien Objeetiv-Öffuung. Im 
Jahre 1845 erhielt das Observatorium für diese Beobachtungen ein kleines, transportables Passage- 
