6 Reslhuber. 
Instrument mit gebrochenem Rohre von 21 Linien Objeetiv-Öffnung und einem fünfzölligen Höhenkreise, 
wie es die Zeichnung in Taf. V darstellet. Am Objeetive ist ein messingener Ring aufgesteekt mit zwei 
um 180° abstehenden Einsehnitten, welcher zur Befestigung des über der Mitte des Objeetives und der 
Scale herabhängenden Pendels dient, um stets in Kenntnis der Lage der Scale zur optischen Axe des Fern- 
rohres zu sein. 
Wenn mit Hilfe des Theodoliten das Azimuth der Mire bestimmt, und die Scale genau regulirt ist, 
wird Ersterer weggenommen, und das Passage-Instrument möglichst sorgfältig so aufgestellt, dass die 
optische Axe des Rohres in die dureh die Marke der Mire, Centrum des Magnetometers und den Theilstrieh 
500""0 der Scale (auf welehem das vom Objeetive des Fernrohres herabhängende Pendel stets einspielen 
soll) gelegene Vertieal-Ebene fällt. 
Das Azimuth der Mire bestimmte Marian Koller durch Beobachtungen von a Ursae minoris und fand 
im Juni 1841 Azimuth der Mire —= 15° 37 50'10 von Süd gegen Ost. 
„ Oct. 1842 ie a BETON SRH ; Ai 
„ April 1844 13 Near 85 53:90 4% ö; ii 
„ Oct. 1844 RR Be, AA e Mi 
„ April 1846 re e PR 51 9.20 «(vor dieser Bestimmung wurde die 
Lage der Mire etwas geändert). 
Ich bestimmte das Azimuth 
am 31. Aug. 1848 und fand Azimuth „  » 4550: 28. MR Ah 
» . 5 Ge 18 „ 5, » ..0 50 42.32 „ ji “ 
Diese Bestimmungen liegen den absoluten Deelinationen zu Grunde, welche in den dazwischen- 
fallenden Perioden beobachtet worden sind. 
Zu diesem Magnetometer gehören noch ein Torsionsstab sammt Spiegelhälter, ein kleiner Beruhigungs- 
stab, zwei vierpfündige Magnetstäbe, die Gewichte sammt Gewiehthälter für die Bestimmung der Horizontal- 
Intensität. 
Die drei vierpfündigen Stäbe sind mit den Buchstaben A, B, € bezeichnet: sie werden wechselweise 
bei den Bestimmungen der Deelination und Horizontal-Intensität benützt. 
3. Ein Gauss’sches Unifilarmagnetometer mit vierpfündigem Stabe zur Beobachtung 
der Variationen der magnetischen Deelination, aufgestellt im grossen Observations-Saale der Stern- 
warte am Orte D, Taf. I. Das Magnetometer hängt an einem dünnen versilberten Kupferdrathe von 
0 3’ 4" Wien. Mass Länge. Der Aufhängepunkt ist wie bei allen Magnetometern in zwei auf einander senk- 
rechten Richtungen verschiebbar. Den Kasten trägt ein vom Bodenpilaster isolirter Pfeiler aus Backsteinen. 
Der Spiegel befindet sich nahe am Mittelpunkte des Instrumentes, ist mit dem Schiffehen verbunden, seine 
Fläche läuft nahe parallel mit der Axe des Magnetes. 
In F befindet sich an einem hölzernen dreifüssigen Stative, das im Fussboden gut befestiget ist, die 
Millimeter-Seale 2° 5’ 0'!44 von der Reflexions-Ebene des Magnetometer-Spiegels entfernt; der Werth 
eines Theilstriches der Seale sonach = 19"1% im Bogen. 
Zur Beobachtung dient ein direetes Fraunhofer’sches Fernrohr von 15 Linien Objeetiv-Öffnung 
auf einem messingenen Stative zu vertiealer und azimuthaler Bewegung eingerichtet. Über der Mitte des 
Objectives hängt an einem drehbaren Ringe der Lothfaden, weleher auf den Theil 500""0 der Seale ein- 
spielt. Zur Regulirung des Fernrohres ist, da der Raum die Anbringung einer fixen Mire hinter dem 
Magnetometer nicht erlaubt, in dem Pfeiler, der den Kasten des Magnetes trägt, eine Kreil’sche Spiegel- 
Mire eingekittet. Der Abstand des Magnetometer- und Mire-Spiegels ist 11 Linien, so dass die von beiden 
Spiegeln refleetirten Bilder der Scale in dem Gesichtsfelde des Fernrohres zugleich und nahe gleich 
deutlich erscheinen. 
