Über das magnetische Observatorium in Kremsmünster. 7 
Die Torsion des Fadens wird möglichst aufgehoben, indem man einen nicht magnetischen Stab in 
das Schiffehen einlegt, dem die Richtung des magnetischen Meridians gegeben wird. 
3. Zur Beobachtung der Variationen der Horizontal-Intensität ein Gauss’sches 
Bifilar-Magnetometer mit 25pfündigem Stabe, vom Mechaniker Mayerstein in Göttingen, 
aufgestellt am Orte A des Observations-Saales der Sternwarte (Taf. D. 
Die Vorrichtung zur Aufhängung des Magnetes ist an einem starken Gewölbbogen des Saales 
befestiget, der Aufhängepunkt in zwei auf einander senkrechten Richtungen verschiebbar. 
Der Abstand des Aufhängepunktes vom Mittelpunkte des Magnetometers beträgt 22 Wiener Fuss; 
vom Boden steht der Magnet 20 Zolle ab. 
Das Magnetometer wurde anfangs an einem dünnen Stahldrathe , welcher einfach etwas mehr als die 
Hälfte des Gewichtes vom Magnete trug, bifilar aufgehangen; da aber der Stahldrath in Folge des Rostens 
mehrmals riss, so wurde ein versilberter Kupferdrath gewählt. 
Den Magnet umschliesst ein auf einem hölzernen Tische ruhender, oben mit zwei Glasdeckeln versehener 
Kasten. Im Kasten befindet sich ein Thermometer zur Ausmittelung der in selbem herrschenden Temperatur. 
In einem Abstande von 15’ 9'8 Wien. Mass von der Reflexions-Ebene des Magnetometer-Spiegels 
befindet sich an einem Stative im Orte B (Taf. D) die Scale, in gleicher Entfernung hinter dem Spiegel 
die feste Mire in €. Auf dem Stative steht ein Fraunhofer’sches Fernrohr von 15 Linien Objeetiv- 
Öffnung, mit einem Gestelle zu vertiealer und azimuthaler Bewegung eingerichtet. Über der Mitte des 
Objeetives hängt der Lothfaden, welcher auf den Theil 500""0 der Scale einspielt. 
Die Scale ist so aufgestellt, dass bei zunehmender Horizontal-Intensität die Zahlen zunehmen, bei 
abnehmender Intensität kleiner werden. 
Zwei Tabellen nach den täglichen Beobachtungen geben die Werthe eines Theilstriches der Seale in 
Theilen der ganzen Intensität, sowie die Änderungen im Stande des Magnetometers für 1°0 R. Temperatur 
Anderung. 
Die Einrichtung des Instrumentes ist im Übrigen ganz dieselbe, wie Herr Hofrath Gauss in den 
Resultaten des magnetischen Vereines, Jahrgang 1837, pag. 20 et segq. , sie beschreibt; bei der Auf- 
stellung und Rectifieation des Magnetometers, so wie bei der Bestimmung der Constanten desselben wurde 
genau nach der von Gauss in den Resultaten des magnetischen Vereines vom Jahre 1840 auseinander- 
Sesetzten Methode vorgegangen. 
4) Zur Bestimmung der absoluten magnetischen Inelination besitzt das Observatorium 
seit dem Monate Juli des Jahres 1850 ein Inelinatorium aus der Werkstätte des berühm- 
ten Mechanikers Repsold in Hamburg. (Der Zeitfolge nach das dritte Instrument dieser Art, welches 
aus der Werkstätte dieses Künstlers hervorging.) 
Taf. VII zeigt in A die vordere oder Kreisseite, in B die hintere Seite des Instrumentes. 
Auf einem dreifüssigen, mit Stellschrauben versehenen Stative ruht ein um eine vertieale Axe in der 
Sanzen Kreisperipherie drehbarer Kasten von 360 Millimetern Länge, 366 Millimetern Höhe und 
158 Millimetern Tiefe. Der Rahmen ist von Messing; etwas innerhalb der Mitte (94 Millimeter vom vor- 
deren Rande abstehend) gegen die hintere Seite, und auf dieser sind zwei Glaswände; der innere Raum 
Zwischen den beiden Wänden misst 59 Millimeter Tiefe. 
An der verticalen Axe des Gestelles, senkrecht auf diese, ist ein Kreis von 180 Millimetern Durch- 
Messer angebracht, welcher in Graden, (diese von 10 zu 10 Minuten) getheilt ist, durch einen Nonius 
liest man Minuten, Minutentheile durch Sehätzung. Zur Verticalstellung der Axe des Gestelles, und also 
zur Horizontalstellung des Kreises ist im vorderen offenen Raume des Kastens eine Libelle angebracht. 
Der untere Boden des Kastens läuft parallel zur Ebene des Kreises. 
a 
