| 
| 
| 
| 
8 Reslhuber. 
Die vordere Glaswand ist in der Mitte in einer Höhe von 180 Millimetern durchlöchert; in dieser 
Öffnung steekt die Axe des vertiealen Kreises; die genaue Befestigung desselben erfolgt durch das Anziehen 
einer Schraubenmutter (auf der hinteren Seite der Glaswand), in welche das Schraubengewinde des Axen- 
Endes passt. Der Kreis schwebt auf diese Weise im vorderen Fache ohne weitere Stütze, und gestattet so 
an den Seiten nach seiner ganzen Peripherie die ungestörte Durchsicht in das hintere Fach. 
Der Kreis hat einen Durchmesser von 180 Millimeter. Die Theilung ist in Grade, dieser in 6 Inter- 
valle (von 10 zu 10 Minuten), mittelst der zwei Nonien liest man 30” Secunden. Die Theilung des Krei- 
ses geht von 0° bis 360°; 0° und 180° liegen im horizontalen Durchmesser des Kreises, und zwar 0° zur 
rechten Seite des Beobachters. 
In der Verlängerung der um 180° von einander abstehenden Nonien und mit diesen zugleich beweg- 
lich befinden sich zwei Mikroskope zur Einstellung auf die Nadelspitzen. Im Brennpunkte der Oculare sind 
Faden-Mikrometer von nachstehender Form angebracht: 
m m MN Der Abstand je zweier Vertiealfäden beträgt 10 Minuten im Bogen; die Ein- 
stellung der Nadelspitze geschieht gewöhnlich auf das mittlere Kreuz. 
Senkrecht auf dem Träger der Nonien und Mikroskope ist ein Hebel mit 
Klemm- und Mikrometer-Sehraube für die Feststellung und feine Bewegung der 
Nonien und Mikroskope. 
f In dem hinteren Fache zwischen den zwei Glaswänden sind auf dem Boden 
des Gehäuses zwei messingene eoncentrische Cylinder so befestigt, dass jeder 
N | 
| Br ME BEE a f 
Eu für sich unabhängig von dem Anderen um seine verticale Axe gedreht werden kann. 
Die Höhe der Cylinder beträgt 179 Millimeter; der Durchmesser des äusseren ist 30 Millimeter, 
des inneren 25 Millimeter , der Abstand beider nieht ganz zwei Millimeter. Beide Cylinder sind an den 
Seiten durehschnitten; die Schnitte beginnen in einer Höhe von 54 Millimetern über dem Boden des 
Kastens, und reichen bis zum oberen Ende; die Breite des Ausschnittes beträgt 7 Millimeter. Die Aus- 
schnitte dienen für die freie Bewegung der auf den Lagern ruhenden Nadel. 
Vorder- und Hinterseite der Cylinder sind in der Höhe von 64 Millimetern durchlöchert, damit man 
bei vertieal gestellter Nadel durch diese runde Öffnung die untere Spitze derselben sehen kann. 
An dem äusseren Cylinder befinden sich am oberen Ende der beiden Hälften in eigenen Fassungen 
8 8 
zwei Stücke von Glas von 11 Millimeter Länge, 5 Millimeter Höhe und 4 Millimeter Breite, deren obere 
Flächen genau polirt sind, sie dienen als Lager der Drehungsaxe der Nadel. Die oberen Flächen sollen 
5 5 8 
venau ebene Flächen sein, in einer Horizontalen liegen, und so beschaffen sein, dass, wenn die 
he) fe) 9 v 
Nadel auf ihnen ruht, die Axe der Nadel in die Verlängerung der Axe des vertiealen Kreises fällt. 
© 
Liegen die oberen Flächen der zwei Glasstücke nicht in einerHorizontal-Ebene, so kann man sich von diesem 
Fehler dadureh unabhängig machen, dass man den Stand einmal bei dieser Stellung der Axenlager beobachtet, 
©:© bee oO 
dann den äusseren Oylinder um 180° verdreht (wodurch das früher dem Kreise nähere Lager nach aussen 
gekehrt wird), den Stand der Nadel nun neuerdings bestimmt, und aus beiden Angaben das Mittel nimmt. 
Die Umdrehung des äusseren Cylinders geschieht dureh Schnüre, welche denselben am unteren Ende 
angreifen; die Schnüre sind an ihren Enden an Messingstäbehen mit Schraubenknöpfehen befestigt, welche 
bis an die Aussenseite des Gehäuses reichen («), so dass die Drehung des Cylinders ausgeführt werden 
lt, ie) I 
kann, ohne dass man die hintere Glaswand wegnimmt. 
Der innere Cylinder ist an seinem oberen Ende mit zwei spitzwinkeligen Einschnitten versehen. Er 
kann durch einen Hebel ß, welcher mit dem Axen-Ende des Oylinders auf der Unterseite vom Boden des 
Gehäuses befestigt, und mit einem beinernen Griffe versehen ist, um seine vertieale Axe bewegt werden. 
Damit die Drehung, wie dieses bei den Inelinations-Bestimmungen erfordert wird, genau 180° geschehe, 
