| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
Über das magnetische Observatorium in Kremsmünster. 9 
Damit die Drehung genau um 180 Grade geschehe, sind am Boden des Kästehens auf der Unterseite 
zwei Stützen angebracht, an welehe der Hebel genau angedrückt werden muss; zwei Stahlfedern y y halten 
dann den Hebel an diese Stützen, damit keine Verrückung des Cylinders erfolgen kann. 
Dieser Cylinder, von gleicher Höhe wie der äussere, hat noch die Einrichtung, dass er mit einem 
Hebel, welcher auf der Unterseite des Kastens bis über die Seitenwand in ® hinausreicht, um 5 Millimeter 
über den äusseren gehoben werden kann. Zu diesem Zwecke ist an dem Ende des Hebels eine messingene, 
auf der Oberseite keilförmig zugeschnittene Lamelle aufgeschraubt, welche beim Hineinschieben des Hebels 
unter die vertieale Axe des Cylinders greift, und diese allmählich hebt, wie diekere Stellen des Keiles ihr 
unterschoben werden. 
Bei diesem Heben des Cylinders ergreift der obere Theil mit seinen Ausschnitten die auf den Lagern 
ruhende Nadel an den diekeren Theilen ihrer Drehungs-Axe, und erhöht sie bis zu 1.5 Millimeter über der 
Lagertläche. Beim langsamen Herausziehen des Hebels wird die Nadel allmählich auf die Lager gesenkt. Zieht 
man den Hebel nicht ganz heraus, so steht der innere Cylinder noch mit seinen Ausschnitten um Weniges 
über den Lagerllächen, ohne übrigens die Nadel-Axe zu berühren, und verhindert so bei einem allenfallsigen 
Stosse an das Kästchen das Abgleiten der Nadel von den Lagern. 
Will man die Nadel umwenden, d. h. die dem Kreise zugewendete Seite derselben nach aussen 
bringen, oder mit anderen Worten, will man das innere Axen-Ende der Nadel auf das äussere 
Lager, das äussere ete. bringen, so stellt man die Nadel zuerst vertieal (was bekanntlich in der 
auf dem magnetischen Meridian senkrechten Schwingungs-Ebene derselben der Fall ist), hebt mit 
dem Hebel ö den inneren Cylinder und mit ihm die Nadel, dreht ihn mittelst des Armes ß um 180° und 
zieht dann den Hebel & langsam heraus, um die Nadel wieder auf die Lagerflächen zu senken. Die 
ganze Operation wird vollzogen, ohne dass man das die Nadel einschliessende Fach des Gehäuses zu 
öffnen braucht. 
Diese Umwendung der Nadel ist nothwendig, um die Collimation, d.h. die Unvollkommenheit der Nadel 
zu eliminiren, welehe daher rührt, dass die Drehungs-Axe derselben nicht vollkommen senkrecht auf der 
Längs-Axe steht. 
Die Nadeln, vier an der Zahl, mit den Numern 1, 2, 3,4 bezeichnet, haben die gewöhnliche rhomboidale 
F orm, eine Länge von 239 Millimetern, in der Mitte eine Breite von 10 Millimetern. Die 38 Millimeter lange 
Rotations-Are sitzt bloss durch die Reibung fest in dem kreisförmigen Loche, welches sich in der Mitte der 
Nadel befindet. 
Beim Magnetisiren der Nadel wird die Drehungs-Axe mit Hülfe einer kleinen Gabel, deren Spitzen in 
2wei an einer Seite des diekeren Theiles der Axe angebrachte Löcher passen, durch Drehen freigemacht und her- 
Ausgenommen. Zum M: agnetisiren sind zwei Magnetstäbe beigegeben. Die Nadeln werden vor dem Gebrauche 
jedesmal ne u und zwar mit Umlegung der Pole magnetisirt. Nach dem Magnetisiren werden die Axen mögliehst 
genau in dieselbe Lage, wie früher, der Nadel eingedreht, und nach sorgfältiger Reinigung der Axe so wie 
der Lager diesen aufgelegt. 
Die Be dingungen für die Vollkommenheit dieses Inelinatoriums sind nun folgende: 
1. Die Axe des Gestelles soll vertical stehen. 
2 Der Azimuthalkreis soll senkrecht auf die vertieale Axe des Gestelles stehen. 
3. Der untere Boden desKastens muss dem Azimuthalkreise parallel, und in einer Horizontal-Ebene genau 
um 360° drehbar sein. 
%. Der zweite Kreis soll vertieal stehen, also dessen Axe horizontal sein. 
9. Der durch 0° und 180° der Theilung gehende Durchmesser des vertiealen Kreises soll horizontal 
die Theilung möglichst genau sein. 
Denkschriften der mathem.-naturw. Cl. VI. Bd. Abhandl, v. Nichtmitgl. b 
a 
