10 Reslhuber. 
6. Die beiden Nonien, sowie die beiden Mikroskope sollen genau um 180° von einander abstehen, und 
alle vier in einer Geraden liegen, die, wenn Nonius I. auf 0° steht, mit dem horizontalen dureh 0° und 
180° der Theilung gehenden Durchmesser des Kreises in derselben Horizontal-Ebene liegt. 
7. Die beiden Cylinder sollen eoneentrisch, ihre Axen vertical sein, und in einer Horizontal-Ebene genau 
um 180° um ihre vertieale Axe gedreht werden können. 
3. Der innere Cylinder soll bei der Senkung die Nadelaxe so auf die Lager legen, dass die Drehungs-Axe 
genau in die Verlängerung der Kreisaxe zu liegen kommt. 
9. Die Lager des äusseren Cylinders sollen genaue ebene Flächen sein und in einer Horizontal-Ebene so 
liegen, dass die auf ihnen ruhende Drehungs-Axe der Nadel in die Verlängerung der Axe des verticalen 
Kreises fällt. 
10. Die Nadeln sollen so beschaffen sein, dass 
a) die zwei Spitzen und der Mittelpunkt der Nadel in einer Geraden liegen ; 
b) diese Gerade mit der magnetischen Axe der Nadel zusammenfalle ; 
c) die Drehungs-Axe auf der Längs-Axe senkrecht stehe; 
d) die Axen-Enden, welche die Lager berühren, strenge Cylinder und vollkommen gleich seien; 
e) der Schwerpunkt der Nadel genau in dem Durchkreuzungspunkte der Drehungs- und Längs-Axe 
derselben falle, oder wenigstens in der Drehungs-Axe liege; 
/) das magnetische Moment der Nadel vor und nach der Umlegung der Pole vollkommen gleich sei, 
sowie die Vertheilung des Magnetismus in der Nadel, so dass das Nordpol-Ende in dem einen 
magnetischen Zustande gleiche magnetische Kraft habe, wie das Südpol-Ende, welches im zweiten 
Zustande zum Nordpole wird, ete. 
Die Bedingung 1 wird erreicht durch die Libelle. 
Die Bedingungen 2, 3 und 4 sind vom Mechaniker nach Möglichkeit ausgeführt. 
Von Unvollkommenheiten der Punkte 5 und 6 kann man sich durch Beobachtungen abwechselnd bei 
Kreis Ost und Kreis West unabhängig machen. 
7 und 8 ist vom Künstler nach Möglichkeit angestrebt. 
Die Unvollkommenheiten in 9 kann man unschädlich machen dureh Beobachtungen bei geweehselten 
lagern, oder durch Beobachtungen bei Kreis Ost und Kreis West. 
Einen Fehler in 10, a) vermeidet man durch Einstellung der Mikroskope auf beide Nadelspitzen und 
Ablesung des Kreises bei jeder Lage der Nadel. 
10, 5) bleibt dem Zufalle anheimgestellt. 
Einen Fehler in 10, c) eliminirt man durch das Umwenden der Nadel. 
10, d) wurde vom Künstler mechanisch möglichst angestrebt. 
Einen Fehler in 10 e) eliminirt man durch das Umlegen der Pole der Nadel. 
Was 10, f) betrifft, sucht man der Nadel beim jedesmaligen Magnetisiren durch eine gleich grosse 
Anzahl Striche so gut als möglich gleiche magnetische Kraft zu ertheilen. 
5. Ausser diesen neueren Instrumenten besitzt das Observatorium noch zwei ältere vom Mechaniker 
Brander in Augsburg, ein Deelinatorium und ein Inelinatorium, von denen ich eine kurze Be- 
sehreibung geben zu müssen glaube, weil ich später einige Bestimmungen der Deelination und Inelination 
anführen werde, die mit diesen Instrumenten gemacht worden sind. 
Das Deelinatorium hat folgende Einrichtung: 
Auf einer Marmorplatte von 11 Wien, Zoll Länge und 7.5 Zoll Breite, ist in der Mitte ein Stift gut 
befestigt, auf dessen Spitze die 8 Zoll lange Magnetnadel spielt. Die Nadel hat in der Mitte eine Achathülse 
5 I 5 I) 
zur Verminderung der Reibung. Die Nadel umschliesst ein messingenes, oben mit Glas gedecktes 8.5 Zoll 
