Über das magnetische Observatorium in Kremsmünster. 11 
langes, 1 Zoll 11 Linien breites, 1 Zoll hohes Gehäuse, welches auf der Platte um die verticale Axe des Magnetes 
drehbar ist. 
An der dem Nordpole zunächst stehenden schmalen vertiealen Wand, ist in der Mitte, auf der Innen- 
seite, eine keilförmig scharf zugeschnittene Lamelle vertieal angebracht, mit der Schneide gegen die Nord- 
polspitze des Magnetes sehend, welche zur Einstellung der Nadel dient. 
Auf dem Nord-Ende des Gehäuses ist von aussen ein Nonius angebracht, dessen Nullpunkt in der 
verlängerten Geraden liegt, welche die verticale Axe der Nadel und die erwähnte Schneide verbindet. Der 
Marmorplatte ist ein Kreisbogen, der in der vertiealen Drehungs-Axe der Nadel seinen Mittelpunkt hat, 
(Radius = 5.5 Wien. Zoll) mit Gradtheilung eingeätzt, und zwar so, dass in der Mitte des Bogens 0" 
steht, und dann die Theilung zu beiden Seiten bis 30° ausgeführt ist; mittelst des Nonius ist der Grad in 
12 Intervalle getheilt, so dass man unmittelbar von 5 zu 5 Minuten ablesen kann, die Deeimaltheile eines 
solehen Intervalles annähernd schätzen muss. Auf der Platte ist an einer Längsseite noch eine gerade Linie 
verzeichnet, mit einem Visire versehen; diese Linie ist parallel zu der dureh die Axe der Nadel und den 
Nullpunkt der Theilung gehenden Geraden, und dient zum Einstellen des Instrumentes auf den astronomi- 
schen Meridian. 
Es lassen sich bei der Unvollkommenheit des Instrumentes nur genäherte Bestimmungen der magne- 
tischen Deelination erwarten. 
Eine Vergleichung der Deelinations-Angaben dieses Deelinatoriums mit denen eines genau regulirten 
Gauss’schen Apparates hat dargethan, dass die ersteren um 44 Minuten zu vermehren seien. 
Gauss’ Magnetometer — Branders Declinatorium = + 44:0 im Bogen. 
6. Das Inelinatorium hat folgende Einrichtung 
Auf einer Marmorplatte von 10 Zoll im Quadrate steht in der Mitte eine um 360° drehbare Axe, 
auf welcher in einer Höhe von 3 Zollen ein vertiealer Kreis von 10.5 Zollen Durchmesser befestigt ist. 
Der Kreis ist in halbe Grade und zwar so getheilt, dass die Enden des horizontalen Durchmessers mit 
0°, 0°, der Zenith- und Nadirpunkt mit 90° bezeichnet sind. 
Der Marmorplatte ist eine Kreistheilung in Grade eingeätzt, in deren Centrum die drehbare Axe des 
verticalen Kreises sich befindet; sie hat 8.5 Zoll Durchmesser, und läuft so, dass Süd und Nord mit 0°, 
Ost und West mit 90° bezeichnet sind. An der verticalen Axe ist ein Zeiger, der in der Ebene des verti- 
'alen Kreises liegt, angebracht, und spielt auf der Kreistheilung der Marmorplatte. 
Noch befindet sich auf der Platte eine Gerade, parallel der den Süd- und Nord-Punkt verbindenden 
Linie der Kreistheilung, mit einem Visire versehen zur Einstellung auf den astronomischen Meridian. 
Am Vertiealkreise sind zwei Messingstäbe durch Klemmsehrauben befestiget, welche den Kreis an den 
Punkten 0° 0° der Theilung in die Mitte nehmen; sie stehen um 0.5 Wien. Zoll von einander ab, und 
dienen als Träger der Axenlager der Inelinations-Nadel. 
Die Lager aus fein polirtem Achate sind in eigenen Fassungen, mit Correetions-Sehrauben in zwei 
auf einander senkrechten Richtungen, in der Mitte dieser Stäbe angebracht , haben Rinnen in der Mitte, 
um das Abglitschen der Nadel zu verhindern. 
Die Lager haben nun die Bedingungen zu erfüllen, dass die Axe der auf ihnen ruhenden Nadel genau 
horizontal sei, durch den Mittelpunkt der Kreises gehe, und senkrecht auf die Ebene des genau vertical 
gestellten Kreises stehe. 
Die Nadeln von rhomboidaler Form haben eine Länge von 9.5 Zollen, die Spitzen stehen um 1.5 
Linien vom Kreise ab; die Axen sind mit der Nadel fest verbunden und können beim Magnetisiren nicht 
herausgenommen werden. In einer eigenen Fassung am Mittelpunkte der Nadeln sind Laufgewichte ange- 
bracht zur Regulirung des Schwerpunktes derselben. 
