f 
| 
12 Reslhuber. 
Am obersten Theile des vertiealen Kreises ist ein messingener Handgriff angelöthet zur Drehung 
desselben um seine verticale Axe. Das ganze Instrument steht in einem viereckigen Kasten von 17.5 
Zollen W. M. Höhe, 13 Zoll Breite und Länge mit vier Stellsehrauben ; die Seitenwände sind von Glas; eine 
Wand ist zum Öffnen. Auf dem oberen Boden von Holz ist eine Öffnung für die Drehung des Kreises, 
durch einen Schuber verschliessbar. 
Absolute Bestimmungen der Elemente der magnetischen Kraft. 
Declination, 
Die ältesten Bestimmungen der magnetischen Deelination an unserem Orte, welche ich auffinden 
konnte, sind von Frank, Ingenieur an der hiesigen Academia Nobilium, aus dem vorigen Jahrhunderte; 
das Instrument, welches er benützte, ist nicht mehr bekannt. Seine Aufzeichnung lautet: 
„Im Jahre 1744 im Juli untersuchte ich hie in Kremsmünster die Mittagslinie mit möglichstem Fleisse 
„zusammt der Abweichung der Magnetnadel von derselben, und befande, dass die Nadel von der Mittags- 
„linie beinahen um 14 Grade abgewichen. 
„Item im Jahre 1752 im Mai thate ich desgleichen und befande solehe Abweichung beinahe nur 13 
Grade + 30 Minuten. 
„Item im Jahre 1768 im Juni untersuchete ich solches wiederum, und befande beinahen die 15 Grade 
+ 30 Minuten. 
„Item im Jahre 1775 zu Ende des Monats Juni fande ich zu gedachte Abweichung 15° + 40". 
Ingenieur Frank’. 
Sonach waren die Resultate seiner Bestimmungen: 
1744 Julius .....0= 14° VO’ nahe — westlich 
l2co2. Mau cs, Samoa 1390... A 
1708 UUMUS. Bi Var 790.8, 5 
1775 Junius (Ende) %= 15 40 „ M 
Da man von der Richtigkeit der Meridianlinie sowie von der Verlässlichkeit des Deelinatoriums keine 
Kenntniss hat und auch die Tageszeit der Beobachtungen nicht angegeben ist, so können diese Bestim- 
mungen jedenfalls nur als Annäherungen an die wahre Grösse der magnetischen Deelination jener Zeiten 
betrachtet werden. 
Als im Jahre 1815 die Sternwarte das Brander’sche Deelinatorium von Augsburg erhielt, wurden 
von dieser Zeit an öfters, vom Jahre 1832 angefangen aber regelmässig zu Anfange oder Ende des 
Monates Bestimmungen der Declination vorgenommen. 
Bei der Unvollkommenheit des Instrumentes und der Unsicherheit der Ablesung (der Fehler kann 
auf 2 bis 3 Minuten im Bogen steigen) lassen sich zwar auch keine ganz verlässlichen aber doch brauch- 
. bare Resultate erwarten; besonders da in neuerer Zeit durch Vergleichung der Angaben dieses Instru- 
mentes mit denen des genauen Gauss’schen Apparates der wahrscheinliche Fehler des Ersteren = + 44Min. 
ermittelt wurde. 
Folgende Zusammenstellung enthält alle von mir in den Tagebüchern der Sternwarte aufgefundenen 
Deelinationsbestimmungen, und zwar verbessert um den oben erwähnten Fehler 
