16 Reslhuber. 
18415 Magn. Deel. = 15° 49'0 1846-5 Magn. Decl. = 15° 6'9 
125 „ „ =D 48 UTE „= 1i 20 
rt ET ET. U, ei 
SG ee 2 i95:, ; al a4 
BE „see 1880.85 5, 5-14 406 
Die Abnahme der Deelination vom Jahre 1815 — 1850 beträgt = 3° 23'4, woraus die jährliche 
Abnahme im Mittel von 36 Jahren . . . . .. vv... = 5:7 folgt. 
Horizontal-Intensität, 
Die erste Bestimmung der Horizontal-Intensität wurde von M. Koller am 29. Juli 1841 mit dem im 
Garten-Observatorium aufgestellten Magnetometer gemacht. Die hiebei angewendete Methode ist dieselbe, 
welehe Dr. Goldschmidt in den „Resultaten des magnetischen Vereines von 1840, pag. 122 et seqq.* aus- 
einandersetzt und mit einem Beispiele erläutert, nur mit dem Unterschiede, dass vermöge der Einriehtung 
unseres Observatoriums bei den Ablenkungen der ablenkende Magnet in der den magnetischen Meridian 
im Mittelpunkte des Magnetometers senkrecht schneidenden Linie (also in Ost und West vom schwingen- 
den Stabe) sich befindet. 
Um die Messlatten, denen der ablenkende Magnet in bestimmten Distanzen aufgelegt wird, möglichst 
genau senkrecht auf dem magnetischen Meridian im Mittelpunkte des schwingenden Magnetes zu stellen, 
pflegen wir uns folgender Methode zu bedienen. Auf den Theil der Scale, welcher der mittleren Deelination 
dieser Zeit entspricht, wird eine schwarze Marke befestiget, dann auf den Kasten, der den schwingenden 
Magnet umschliesst, ein aus zwei auf einander senkrecht stehenden Latten gebildetes Kreuz wagerecht so 
aufgelegt, dass der Faden des schwingenden Magnetes in dem Durchkreuzungspunkte der beiden Latten 
zu stehen kommt. (Zu diesem Zwecke ist an der Durchkreuzungsstelle der Latten ein Einschnitt in selbe 
gemacht.) Auf der Mitte der Kreuzesbalken sind Linien gezogen, die sich im Mittelpunkte des Kreuzes unter 
rechten Winkeln schneiden. Man visirt nun vom Faden des Magnetes auf die Marke der Scale, und stellt 
den einen Balken in die Riehtung des magnetischen Meridians, der andere hat dann die gewünschte Rich- 
tung von West nach Ost; in diese Linie sucht man nun die Messlatten zu stellen, indem man vom Faden 
über den von West nach Ost gehenden Kreuzesbalken nach den Messlatten visirt. Die Länge dieses Kreu- 
zesbalkens ist genau gemessen. Um die Messlatten in die geforderte Höhe, und die Auflegepunkte des 
Ablenkungs-Magnetes in die rechte Entfernung vom Mittelpunkte des schwingenden Stabes zu bringen, wird 
am Mittelpunkte des Kreuzes auf den schwingenden Magnet hinabgependelt, und mit dieser Pendellänge 
werden dann an den beiden Enden des von West nach Ost gehenden Kreuzesbalkens die Punkte bestimmt, 
bis zu welchen die Messlatten hereingerückt, so wie die Höhe, zu welcher sie erhoben sein müssen, damit 
der schwingende und ablenkende Magnet möglichst in einer Horizontal-Ebene sich befinden, und der ablen- 
kende Magnet senkrecht auf dem magnetischen Meridian stehe. 
Die Auflegepunkte für den Ablenkungs-Magnet sind so gewählt, dass sie vom Mittelpunkte des schwin- 
genden Magnetes um 21/2 und 31/3 M£tres östlich und westlich abstehen. In jedem Abstande des Ablen- 
kungs-Magnetes werden drei Bestimmungen der Ablenkung des schwingenden Stabes gemacht, z. B. 
1. Nordpol des ablenkenden Magnetes gegen West, 2. Nordpol gegen Ost, 3. Nordpol gegen West; 
1. und 3. werden in ein Mittel vereinigt, welches nahe für die Zeit der Ablenkung 2. gilt; dann gibt 
1+3 P . Ä „ Ki P 
—;— — 2 den doppelten Ablenkungeswinkel des schwingenden Magnetes in Sealentheilen. 
3 PI 8 8 g 
Um in Kenntniss der Änderungen der Horizontal-Intensität während der Dauer der absoluten Bestim- 
mungen zu kommen, und die beobachteten Stände auf gleiche Intensität redueiren zu können, werden 
gleichzeitig die Stände des Bifilar-Apparates beobachtet. 
