Über das magnetische Observatorium in Kremsmünster. 19 
Dieses geschah am 3. Juli und wurde in den folgenden Monaten von Zeit zu Zeit wiederholt. 
Die von mir angewendete Methode der Beobachtung ist die im magnetischen Meridiane. Nachdem 
die Axe des Instrumentes vertical, der Azimuthalkreis und untere Boden des Kastens horizontal gestellt 
waren, wird die frisch magnetisirte Nadel auf die Lager gebracht, und durch das Verticalstellen der Nadel 
der magnetische Meridian ausgemittelt. 
Steht die Nadel vertieal, so liest man den Azimuthalkreis ab, eine Verstellung um 90° ost- oder 
westwärts bringt dann die Nadel in die Schwingungsebene, welche mit dem magnetischen Meridiane 
zusammenfällt. 
Die Nadel wird nun bei einer Lage des Verticalkreises z. B. bei Kreis Ost in Ruhe gebracht, dann 
ein Mikroskop z. B. zuerst das Obere auf die Südpolspitze der Nadel eingestellt, und beide Nonien abge- 
lesen; ein Gleiches geschieht mit dem zweiten Mikroskope dureh Einstellung auf die Nordpolspitze und 
Ablesung der beiden Nonien; das Mittel aus den vier Ablesungen gibt den Stand der Nadel bei dieser 
Stellung les Instrumentes. — Hierauf wird die Nadel so umgewendet, dass die früher dem Kreise zuge- 
wendete Seite derselben von ihm abgekehrt wird. Zu dieser Wendung muss die Nadel zuerst vertical ge- 
stellt werden, was in der auf dem magnetischen Meridiane senkrechten Ebene der Fall ist. Steht sie vertical, 
dann hebt man den inneren Cylinder dureh Unterschieben des Hebels &, und dreht ihn mittelst des Armes 
B um 180°; (der Zweck dieser Wendung ist die Eliminirung des Collimationsfehlers der Nadel); hierauf 
bringt man die Nadel wieder bei Kreis Ost in den magnetischen Meridian, senkt sie auf die Lager, macht die 
Binstellung der Mikroskope und die Ablesungen am Kreise, wodurch man den Stand der Nadel nach der 
Umwendung erhält. Das Mittel beider Stände vor und nach der Umwendung der Nadel gibt die Lage 
der Nadel bei Kreis Ost frei vom Collimationsfehler derselben. Nun dreht man das Kästchen um 180°, 
das bei Kreis West die Nadel im magnetischen Meridiane schwingt, beobachtet einmal ihren Stand in dieser 
Verfassung, dann wie früher bei gewendeter Nadel, und vereinigt beide Bestimmungen in ein Mittel, welches 
die vom Collimationsfehler der Nadel freie Lage derselben bei Kreis West angibt. Der Zweck der Wendung 
des Kästehens von Kreis Ost nach West ist: 
1) Sich frei zu machen vom Collimationsfehler des Vertiealkreises ; 
2) den Fehler zu eliminiren, weleher von der unvollkommenen Stellung der zwei Mikroskope zu ein- 
ander, sowie der zwei Nonien herrührt, die genau um 180" von einander abstehen, und alle vier in 
einer Geraden liegen sollen; und 
3) eine allenfallsige Neigung der Lagerflächen der Nadel unschädlich zu machen. 
Hat man so bei einem magnetischen Zustande der Nadel diese Bestimmungen ausgeführt, dann wer- 
den die Pole der Nadel umgelegt, um sich von dem mechanisch unvermeidlichen Fehler unabhängig zu 
machen, der von der Lage des Schwerpunktes der Nadel in der Längsaxe derselben (ober oder unter dem 
Mittelpunkte der horizontalen Drehungsaxe) herrührt. Hierauf bestimmt man bei diesem zweiten magne- 
tischen Zustande der Nadel wieder in der früher angedeuteten Weise die Lage derselben bei Kreis West 
und Ost. Das Mittel der erlangten Resultate vor und nach der Umlegung der Pole gibt die gesuchte In- 
elination. 
Um sieh von der Richtigkeit des erhaltenen Resultates zu überzeugen, legt man gewöhnlich die Pole 
mehrmals um, ‘und verbindet die Daten in ein Mittel, welehe in je zwei auf einander folgenden verschie- 
denen magnetischen Zuständen der Nadel erlangt worden sind, oder man bestimmt die Inelination mit einer 
zweiten, dritten ete. Nadel. 
Beim Magnetisiren der Nadel wendete ich den Doppelstrich an, und gab der Nadel jedesmal auf bei- 
den Seiten zwanzig Striche, um sie vollkommen mit Magnetismus zu sättigen. Zur leichteren Verständlich- 
keit des Verfahrens führe ich hier ein Beispiel an. 
men. 
