



■ 



28 



GUSTAVE GILSON. 



EXPLORATION DE LA MER 











i 



Sa face inferieure est un peu evidee. 



Sa face superieure porte deux appareils d'accrochage composes chacun d'un tenon T 

 s'articulant avec un ceillet enchasse dans le plomb. En outre, chaque tenon porte un clapet C 

 mobile sur un axe transverse, fixe lui-meme a la base du tenon et dont nous allons indiquer 



l'usage. 



Maniement de V instrument . 



L'appareil etant suspendu a un davier, on commence par Farmer. Ceci consiste a 

 relever le poids obturateur jusqu a l'entablement E, et a l'y accrocher par les tenons T. On 

 a soin, en outre, de rabattre sur l'entablemeut les deux clapets G. L'ensemble presente alors 



la disposition de la fig. 7. 



On laisse descendre le tout assez rapidement jusqu'a ce qu'on s'apercoive que le fond 



est touche. Alors on tire deux ou trois fois sur la corde, de fagon a soulever l'appareil de 

 25 a 30 centimetres, en le laissant retomber chaque fois ; puis on le hale a bord. On releve 



le poids obturateur et on trouve la coupe pleine de sediment. 



Fonctionnement . 



II est explique par les fig. 7, 8 et 9 qui represented l'appareil a trois temps successifs. 

 Au moment de la descente, il est arme comme l'indique la fig. 7. 



Lorsque la coupe touche le fond, elle s'y enfonce plus ou moins suivant la consistance 

 du sol, sous Taction de la pesanteur agissant sur la tige et sur le poids obturateur 0. 



Pendant ce temps, le poids percuteur P continue son chemin vers le bas, et, a un moment 

 donne, il vient buter sur l'entablement E et fait penetrer la coupe plus profondement. En 

 meme' temps, il rejette en dehors les deux tenons Tqui, des lors, ne mordent plus sur 

 cet entablement. Cependant le poids obturateur ne tombe pas encore ; il est retenu par les 

 clapets C pinc6s entre le percuteur P et l'entablement E (fig. 8). 



Lorsque le fond est dur, l'instrument se couche alors dans le sens du courant, si celui- 



ci est assez intense. 



Les tractions legeres que nous faisons exercer sur la ligne, quand le fond est dur, ont 

 pour but de soulever un peu la tige couchee, sans faire tomber l'obturateur 0, pour forcer la 

 coupe a mordrele sol par son bord et a se remplir; par un fond mou, cette precaution est 

 inutile. Lorsqu'on fait haler sur la ligne pour rentrer l'instrument, il commence par se 

 redresser ; puis le percuteur P est souleve et lache les clapets C. 



Aussitdt l'obturateur tombe et emprisonne dans la coupe une masse de sediment qui 

 se trouve ainsi protegee contre le lavage pendant la remonte (fig. 9). 



Ce sondeur pese 41 kil. On voit qu'il evite toute alteration du sediment recueilli, tandis 

 que le sondeur a coupe ouverte et surtout la drague fournissent des echantillons inutili- 

 sables pour des recherches precises, parce qu'ils ont subi une levigation plus ou moins forte 

 pendant la remonte. 



t 





* K 



