460 E. Abbe, 
sprüchen beim wissenschaftlichen Gebrauche des Physikers und Ghe- 
mikers Genüge leisten kann. 
Das Wesentliche der Sache ist leicht darzulegen. Handelt es sich 
etwa um die Beobachtung des Farbenspectrums, welches ein Prisma 
von einer hellen Linie entwirft, und zwar unter der Anforderung, dass 
das Spectralbild dem Auge unter grösserem Gesichtswinkel als beim di- 
reeten Sehen erscheine, so kommt es bekanntlich darauf an, durch 
eine geeignete Sammellinse ein objectives Bild des Spectrums zu ent- 
werfen und dieses sodann durch eine vergrössernde Linsencombination 
dem Auge zur Wahrnehmung zu bringen. Bei den üblichen Speetro- 
skopen wird Beides durch ein Fernrohr erreicht; sein Objectiv erzeugt 
das verlangte Bild des Spectrums genau so wie das eines beliebigen 
andern entfernten Objectes, wofern der lichtgebende Spalt entweder 
wirklich in grosser Entfernung sich befindet oder (was gewöhnlich ge- 
schieht) durch eine Hilfslinse künstlich in solche versetzt wird; sein 
Ocular lässt sodann, als Lupe wirkend, jenes Bild unter dem ver- 
grösserten Gesichtswinkel beobachten. Dabei ist die Brennweite des 
Objectivs nur insoweit von Bedeutung, als die Grösse des reellen Bildes 
von ihr abhängt und daher, je kürzer sie ist, ein um so schärferes 
Ocular erfordert wird, damit eine vorgeschriebene Vergrösserung er- 
reicht werde. Wenn es aber möglich ist, ohne mit den sonstigen An- 
forderungen an die Vollkommenheit der Wirkung in Collision zu kom- 
men, die Ocularvergrösserung beliebig zu steigern, so hindert nichts, 
die Brennweite des Objectivs beliebig zu reduciren. Eine solche Stei- 
gerung um ein Wesentliches über das übliche Maas hinaus kann aller- 
dings mittelst eines gewöhnlichen Oculars nicht oder nur in sehr man- 
gelhafter Weise bewirkt werden, recht gut aber, und zwar in sehr 
weitem Spielraume, mit Hilfe des zusammengesetzten Mikroskops. Die 
Anwendung eines solchen zugelassen, darf dempach die Sammellinse 
zur Erzeugung des Objectivbildes auf so kurze Brennweite gebracht 
werden, dass sie selbst sowohl wie das erforderliche Prisma mit dem 
Mikroskop an dessen eigenem Stativ verbunden werden kann, zugleich 
aber auch eine ziemlich nahe Lichtquelle ihr gegenüber dieselben Ver- 
hältnisse bietet, wie für ein Fernrohr von gewöhnlichen Dimensionen 
eine sehr entfernt gelegene. 
Dem entsprechend besteht der fragliche Apparat der Hauptsache 
nach aus einem geeigneten Linsensystem von ca. 25 Mm. Aequivalent- 
brennweite und 12 — 20 Mm. Oeffnung, welches, in eine cylindrische 
Hülse gefasst, durch Einstecken in die Tischöffnung eines Mikroskops 
unterhalb des Tisches so befestigt wird, dass seine optische Axe mit 
der des Mikroskops zusammenfällt und sein oberer Brennpunkt nahezu 
| 
| 
