Ueber einen Speetralapparat am Mikroskop. 461 
in die Tischebene zu liegen kommt. Dieses Linsensystem trägt vor sei- 
ner untersten Linse, durch einen angeschraubten Ring mit seiner Fas- 
sung verbunden , ein Prisma von entsprechenden Dimensionen, dessen 
brechende Kante horizontal und zur optischen Axe des Ganzen senk- 
recht liegt und welches mittelst eines vorstehenden Knopfes um einen 
gleichfalls horizontalen Zapfen beliebig gedreht werden kann. 
In einem Abstande von 400—500 Mm. vom Mikroskop ist ein klei- 
nes Stativ aufgestellt, welches den lichtgebenden Spalt trägt. Er ist 
natürlich der Prismenkante parallel, also gleichfalls horizontal gerichtet 
und befindet sich in derselben oder etwas grösserer Höhe über der ge- 
meinsamen Grundfläche (der Tischplatte) als das Prisma. Die Strah- 
len, die von ihm ausgehen, wenn ihm durch einen Spiegel Son- 
nen- oder Wolkenlicht zugeführt wird, oder wenn man eine leuchtende 
Flamme hinter ihm aufstellt, gelangen daher in horizontaler oder in 
wenig geneigter Richtung zum Prisma, durchdringen dieses bei geeig- 
neter Orientirung unter den Bedingungen der kleinsten Ablenkung und 
treten, durch die Dispersion in die verschieden gerichteten farbigen 
Strahlenbündel zerlegt, in der Richtung der optischen Axe des Instru- 
ments aus; daher denn das Linsensystem im Tische desselben ein Ob- 
Jeetivbild des Spectrums in der gewöhnlichen Einstellungsebene des 
Mikroskops hervorbringt, welches nun genau so wie jedes andere mi- 
kroskopische Objeet unter beliebiger Vergrösserung zu betrachten ist. 
Zur Verwirklichung der hier bezeichneten Forderungen gehört 
erstens, dass das Prisma gegen die vom Spalte her einfallenden Strah- 
len so gerichtet werde, dass diese innerhalb des Normalschnittes und 
zugleich unter dem Minimum der Ablenkung hindurchtreten ; zweitens, 
dass die Axe des Mikroskops in die Richtung der austretenden Strahlen 
gebracht werde. — Das Erste wird dadurch erreicht, dass man Prisma 
sammt Linsensystem um die Axe des letztern und zugleich das Prisma 
um den zu dieser senkrechten Zapfen, mittelst dessen es von der 
Fassung getragen wird, so weit dreht, bis der Normalschnitt durch die 
Mitte des Spaltes geht und die vorderste brechende Fläche von den ein- 
fallenden Strahlen unter dem Rinfallswinkel der Minimalablenkung ge- 
troffen wird. Das zweite setzt voraus, sofern ein gewöhnliches ein- 
faches Prisma Verwendung finden soll, dass man die gemeinsame op- 
lische Axe des Spectralsystems und des Mikroskops in verticaler Ebene 
bewegen und in einer bestimmten Richtung feststellen könne. Welches 
diese sei, ist leicht zu berechnen, wenn man den brechenden Winkel 
des Prismas und seinen mittleren Brechungsindex , sowie die Neigung 
der vom Spalte her einfallenden Strahlen gegen die Horizontale 
kennt. Bezeichnet o den brechenden Winkel, n den Brechungsex- 
Bd. V 4. 34 
