1 
f 
f 
Í 
b 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
} 
Ueber einen Speetralapparat am Mikroskop. 463 
den Winkel f—« äquivalent ist. Hingegen ist die Gesammtablenkung 
jedes Strahls, wie man leicht erkennt, um den constanten Winkel 2a 
grösser als diejenige, die ein unter dem gleichen Einfallswinkel durch 
das einfache Prisma geleiteter Strahl von derselben Farbe erfahren ha- 
ben würde. — Demnach hat man durch ein Prisma von obiger Form in 
seiner Gewalt, die Richtungsverschiedenheit zwischen eintretenden und 
austretenden Strahlen auf ein vorgeschriebenes Maass v zu bringen und 
gleichzeitig die Dispersionswirkung eines gewöhnlichen Prismas von ge- 
gebenem Brechungswinkel p zu erzielen, dabei für eine Farbe — etwa 
die Mitte des Spectrums — den Bedingungen der Minimalablenkung 
Genüge leistend. Man hat, wie leicht zu sehen, die beiden Winkel « 
und $ nur so zu bestimmen, dass die beiden Gleichungen 
Pa y 
u +24 =v 
erfüllt sind, also 
u 2:8 a 5 ß 2s p+ er 4 
zu wählen , hierbei unter u, wie oben, den aus n und g abzuleitenden 
Werth der Minimalablenkung für das zu ersetzende einfache Prisma 
verstanden. Soll der Forderung einer totalen Reflexion genügt sein, so 
muss der Einfallswinkel der Strahlen an der Fläche AC, welcher - 
beträgt, natürlich kleiner als der Grenzwinkel der Totalreflexion 
bleiben. 
Soll z. B. die Richtung der eintretenden Strahlen um 100 gegen 
die Horizontale geneigt sein, der Austritt aber in verticaler Richtung 
erfolgen , so ist der geforderte Werth der Gesammtablenkung v = 100°. 
Hat das betreffende Material — wie es bei dem vom Verfasser ver- 
wandten stark zerstreuenden Flintglase der Fall ist — einen Brechungs- 
index n = 1,73 und soll damit die Wirkung eines Prismas von 60% er- 
zielt werden, so wird, wie die Rechnung zeigt, u gleichfalls 60° (auf 
die Minute genau) ; daher muss œ = 20°, 8 = 80° gesetzt werden, wo- 
bei dann, da «+ 3 = 50%, der Bedingung vollständiger Reflexion 
selbstverständlich genügt ist. 
So weit die Einrichtungen, welche für die Verwendung des Appa- 
rats zur Beobachtung des prismatischen Spectrums erforderlich sind. 
Es ist höchstens noch hinzuzufügen, dass die bei Spectroskopen übliche 
Scale, welche eine Lagenbestimmung der einzelnen Spectrallinien mög- 
lich machen soll, leicht ersetzt werden kann durch ein in das Ocular 
eingelegtes Glasmikrometer mit etwas starken Strichen und nicht zu 
engen Intervallen. Projicirt sich ein continuirliches Spectrum auf eine 
34 * 
